Makroskopisch-mineralogische Untersuchung. 15 
Mineral 
Fundort 
spec. Gew. 
Nr. 
Mineral 
Fundort 
spec. Gew. 
U Schwefel 
Girgenti 
2,070 
11. 
Quarz 
Middleville 
2,650 
2. Hyalit 
Waltsch 
2,160 
12. 
Labradorit 
Labrador 
2,689 
3- Opal 
Scheiba 
2,212 
13. 
Calcit 
Rabenstein 
2,715 
4. Natrolith 
Brevig 
2,246 
14. 
Dolomit 
Muhrwinkcl 
2,733 
ö. Pechstein 
Meissen 
2,284 
15. 
Dolomit 
Rauris 
2,868 
6- Obsidian 
Lipari 
2,362 
16. 
Prehnit 
Kilpatrick 
2,916 
7- Perlit 
Ungarn 
2,.397 
17. 
Aragonit 
Bilin 
2,933 
8. Leucit 
Vesuv 
2,465 
18. 
Aktinolith 
Zillerthal 
3,020 
9. Adiilar 
St. Gotthard 
2,570 
19. 
Andalusit 
Bodenraais 
3,125 
fO. Elaeolith 
Brevig 
2,617 
20. 
Apatit 
Ehrenfriedersdorf 3,18 
Vorstehende Reihe ist nur ein Wegweiser, auf welchen Gebieten man solche 
Indicatoren zu suchen hat, denn es muss für jedes Indicatorkorn sozusagen sein 
spec. Gew. persönlich bestimmt werden. Ein grosser Sprung besteht zwischen 
14 und Nr. 15, und das Intervall zwischen 2,715 und 2, 016 (Nr. 13 u. 16) 
wird nur übel durch die beiden Dolomite ausgefiillt. 
Solche Indicatoren werden in die Flüssigkeit geworfen, nachdem dieselbe auf 
das zu prüfende Mineral eingestellt ist, oder man kann auch die Flüssigkeit zu- 
gleich mit dem Mineralpartikel auf die Indicatoren einstellen. Aber abgesehen 
davon, dass die Beschaffung dieser Indicatoren in genügender Menge sehr viele 
Umstände und Mühe verursacht, ist ihre Benutzung zu dem gedachten Zweck recht 
zeitraubend, da oft eine grosse Zahl in die Lösung oingeführt werden muss, bevor 
der richtige getroffen ist; ausserdem wird man mit solchen Indicatoren, auch wenn 
eine Scala mit zahlreichen genau bestimmten Gliedern zur Verfügung steht, doch 
meistens nur zwei Grenzwerthe für das spec. Gew. ermitteln können, nur selten 
den eigentlichen Werth selbst. 
c) Viel einfacher und correcter gelangt man zum Ziel, wenn man sich der 
von Cohen zuerst empfohlenen sog. Westphal’schen »Wage zur Bestimmung 
des specifischen Gewichts von Flüssigkeiten« bedient (N. Jahrb. f. Min. 1883. 
II- 88) ; dieselbe ist von dem Mechaniker G. Westphal in Celle für den Preis 
von 45 Mk. zu beziehen. Der längere Arm dieser ungleicharmigen Wage trägt 
em constantes Gewicht (Senkgläschen), welches in die Flüssigkeit eintaueht, an 
dem kürzeren Arm befindet sich ein Zeiger, welcher beim Hineinhängen dieses 
Gewichts in Wasser auf Null einspielt. Um möglichst geringe Mengen von 
Flüssigkeit zu bedürfen, eignen sich kleine Glascylinder von etwa 90 mm Höhe, 
18 20 mm Weite mit grossem Fuss am besten für die Bestimmungen; nachdem 
man üarin den Mineralpartikel durch allmähliche Verdünnung der schweren 
üssigkeit zur Suspension gebracht hat, wird das Senkgläschen in die Flüssig- 
veit eingeführt und die Gleichgewichtslage des mit Theilung versehenen aufge- 
triebenen Wagebalkens in sehr kurzer Zeit mit Hülfe von vier tarirten, dem 
längeren Arm aufgesetzten Reitern hergestellt. An der Lage der letzteren kann 
man dann direct das spec. Gew. der Lösung bis zur dritten Decimale ablesen. 
Um die Wage stets genau vertical richten zu können, wird sie zweckmässig auf 
einen Untersatz mit Schraubenfüssen gestellt. Das Senkgläschen ist neuerdings 
mit Theilung von 12° — 20° C. versehen, so dass es gleichzeitig als Thermometer 
