Trennungsmethoden. 
103 
er die Aufmerksamkeit auf eine Verbindung von Silbernitrat mit Jodsilber ; trägt 
man in eine warme conccntrirte AgN 03 - Lösung Jodsilber ein , so löst sieb letz- 
teres in reichlicber Menge; bald scheidet sieb eine durebsiebtige gelbe ölartige 
Flüssigkeit von ungefäbr dem spec. Gew. 5,0 ab, während die farblose wässerige 
Lösung oben schwimmt. Die ölartige Flüssigkeit bat den Vorzug leichter Schmelz- 
barkeit (65° — 70° C.), so dass mau bequem auf einem Wasserbade operireu 
kann. Sie ist eine wasserfreie Verbindung von AgNOj und AgJ und man kann 
sie auch durch Zusammenschmelzen der beiden trockenen Substanzen erhalten. 
Bei vielem Jodsilber wird die Flüssigkeit teigig und unbrauchbar, man wird 
daher, um die Dünnflüssigkeit zu erzielen, die Verbindung möglichst reich an 
Silbernitrat machen. — Die auf der geschmolzenen Masse schwimmenden Mineral- 
körner worden vorsichtig, doch rasch, indem man das Gläschen oder Schälchen 
mit der Zange anfasst, mit der obersten Schicht Flüssigkeit abgegossen; nachher 
giesst man den Rest der Flüssigkeit in ein besonderes Gefäss ab , wodurch die 
gesunkenen Körner separirt werden; durch Auskochen mit Wasser werden die 
Mineralpartikel von der anhaftenden Schmelze gereinigt (N. Jahrb. f. Min. 1889. 
IL 191). 
Was nun die Gefässe betrifft, innerhalb deren die mechanische Trennung 
m den Eingangs erwähnten schweren Flüssigkeiten vorgeuommen wird, so sind 
mehrfache Constructionen derselben ersonnen worden. 
Die erste Constrnction ist die von Thoulet selbst angegebene (Bull. soc. 
miner. II. 1879. 17); Oebbeke suchte diesen Apparat etwas zu vereinfachen 
(vgl. N. Jahrb. f. Min., Beilagob. I. 1881. 456) und führte auch die Beschreibung 
eines anderen vonHarada construirten an (ebendas. 457); Brögger fügte (Stock- 
holms Geol. Fören. Förh. VII. 1884 — 85. 417) an dem letzteren noch einige 
Verbesserungen hinzu. Alle diese Apparate sind mehr oder weniger complicirt, 
Zum Theil mit mehreren Hähnen zum Ablassen des ausgefallenen Pulvers ver- 
sehen, bieten Anlass zu Verstopfungen, und besitzen nicht die wünschenswerthe 
Weite, Geräumigkeit und Zugänglichkeit, wodurch ein vollkommenes ümrühren 
des zu trennenden Pulvers mit der Lösung und eine vollkommene Mischung dieser 
mit der Verdünnungsflüssigkeit erschwert wird, leiden daher auch an dem Übel- 
staud, dass ein Theil des leichteren Pulvers von dem schwereren niederfallenden 
mechanisch mitgerissen wird und umgekehrt; letzterem Vorgang suchte Brögger 
durch ein freilich complicirtes System von Hähnen entgegenzuwirken. Sodann 
können die ausgefallenen Theile überhaupt nicht eben bequem abgelassen werden, 
oder es ist schwierig, dieselben richtig abzulassen. Auch kann man damit durch- 
gängig blos eine kleine Menge von Material in Arbeit nehmen. Ferner ist eine 
Bestimmung des spec. Gew. während der Arbeit in diesen meist geschlossenen 
Apparaten nur umständlich vorzunehmen. 
Goldsobmidt schlug daher vor, die Trennung einfach in kleinen schlanken 
Bechergläsern mit Ausguss von ca. 40 — 45 ccm Inhalt auszuführen, in denen 
man die oben schwimmenden Theile durch ümrühren mit dem Glasstab gut be- 
