453 
dienst  gedaan.  Verder  maakten  wij  de  trecliterbnis  E wijder,  zoodat 
zij  de  vrij  groote  lioeveellieden  kwik  kon  0[)nemen,  die  voor  deze, 
ten  deele  zeer  samendrukbare  oplossingen,  noodig  waren. 
De  gebruikte  stojjen. 
Het  gebruikte  kwik  was,  na  voorafgaande  reiniging  niet  salpeter- 
znur,  tweemaal  in  vaono  gedistilleerd  in  een  toestel,  zooals  door 
Hulett  ')  bescbreven.  Voor  de  compressibiliteit  ’)  namen  wij 
de  waarde  3.9  X aan. 
De  oplossingen  van  alcohol  en  water  bereidden  wij  uit  2 maal 
gedistilleerd  water  en  aethylalcohol  van  rt  96 *  */„.  Laatstgenoemden 
alcohol  verkregen  wij  uit  een  handelsprae[)araat  door  herhaalde 
distillatie  over  vaste  natron. 
Door  inwegen  maakten  wij  de  verschillende  oplossingen,  welker 
concentraties  wij  controleerden  door  bepaling  van  het  soortelijk 
gewicht  bij  25°. 00  C.  en  vergelijking  van  de  gevonden  waarden  met 
de  metingen  van  Osbokne  en  Mc.Kelvy  ’). 
Absolute  alcohol  werd  bereid  door  herhaalde  distillatie  van  den 
door  ons  gezniverden  alcohol  over  kalk.  Wij  vonden  voor  ct^o  in 
twee  bepalingen  0.78508  en  0.78511,  terwijl  Osborne  en  Mac.Kelvy 
0.78506  opgeven. 
De  metingen. 
Alle  bepalingen  werden  in  duplo  verricht,  waarbij  gebruik  ge- 
maakt werd  van  twee  verschillende  piëzometei-s.  Slechts  bij  zuiver 
water  werd  volstaan  mei  één  meting,  aangezien  deze  meer  ter  con- 
trole geschiedde  en  deze  compressibiliteit  voldoende  bekend  was, 
terwijl  absolute  alcohol  beide  malen  in  denzelfden  piëzometer  werd 
gemeten.  In  dit  verband  moge  er  op  gewezen  worden,  dat  oor- 
spronkelijk beide  piëzometers  verschillende  uitkomsten  gaven,  terwijl 
de  afwijkingen  buiten  de  proeffouten  lagen.  Nawerking  van  het  glas 
van  een  der  piëzometers  (betrekkelijk  nieuw  geblazen)  bleek  hier- 
van de  oorzaak  te  zijn  ; bepalingen  (met  31  “/o  alcohol)  hebben  wij 
zoolang  herhaald,  tot  op  elkaar  volgende  metingen  onderling  en  met 
die  in  den  anderen  piëzometer  verricht,  overeenstemden.  Deze 
ervaringen  doen  het  wenschelijk  schijnen,  dergelijke  metingen  steeds 
in  twee  apparaatjes  uit  te  voeren,  aangezien  men  anders  groote 
kans  loopt,  vooral  wanneer  duplicaat  bepalingen  steeds  op  elkaar 
b Zeitschr.  f.  physik.  Chemie  33,  611  (1900). 
b Beidgman,  Proc.  Araer.  Acad.  47,  347  (1911). 
*)  Bulletin  Bureau  of  Staudards,  Washington  1911. 
