543 
r/j,  dat  geconcentreerd  zwavelzuur  l»e\at,  gedroogd.  Van  nit  r/, 
bei'eiki  ze  door  het  glazen  kraantje  /f,,  is  dan  gesloten)  de 
absoiptiebnizen  en  />,,  waarin  zich  l)atTtwater  bevindt.  ()|) 
den  terugweg  gaat  de  lucbt  door  het  wascbtlescbje  f/,,  dat  evenals 
zwavelzuur  bevat  en  bet  eonirole-barytbnisje  c,  waarna  ze  weer  in 
j)  komt  en  de  kringlooj)  opnieuw  begint. 
Voor  een  volgende  waarneming  woi'dl  .v,  gesloten  en  opeii- 
j gezet,  waardoor  de  CO^-absorptie  |)laats  vindt  in  de  buizen 
! en  />g.  De  zes  absorptiebnizen  zijn  met  l)eugeltjes  aan  een  koperen 
I raam  bevestigd.  Teneinde  meer  dan  twee  waarnemingen  te  kunnen 
i doen,  zonder  een  te  groot  aantal  buizen  in  den  als  thermostaat 
i dienenden  glazen  bak  met  water  te  brengen,  moet  men  twee  van 
! zidke  raam|)jes  ter  beschikking  hebben.  Heeft  bet  eene  dienst  gedaan, 
1 dan  worden  de  verbindingssinkken  1 en  2 omhoog  gedraaid,  waar- 
! door  ze  boven  water  komen  en  losgeinaakt  kunnen  worden.  Het 
; raampje  met  de  6 barjtbnizen  gaat  in  zijn  geheel  nit  den  bak  en 
j liet  andere  (waarx'an  inmiddels  de  buizen  schoongemaakt  en  ie<ler 
! met  100  cM.  barjtwater  gevuld  zijn)  wordt  ingezet.  Dit  verwisselen 
* der  raampjes  is  in  minder  dan  één  minuut  geschied,  maai'  alvoi’ens 
; verdere  waarnemingen  met  de  pas  ingébrachte  barv tbnizen  te  kunnen 
j doen,  moet  ei-  (al  naar  de  temperatnni- in  den  thermostaat)  10— 15  min, 
! gewacht  worden,  opdat  de  buizen  en  I inbond  de  temperatnui' 
[ van  den  thermostaat  aannemen.  Het  toestel  werkt  gedurende  dezen 
I tijd  ventileerend  en  wel  op  de  volgende  wijze  ; kraan  wordt 
' gesloten,  terwijl  en  opengezet  woiden.  Begint  nn  het  |)ompje 
te  werken,  dan  kan  de  lucht,  die  nit  het  vat  komt,  niet  anders 
dan  door  naar  buiten,  terwijl  bij  lucht  wordt  ingezogen,  welke 
vooraf  door  waschtleschjes  met  sterke  K( )H-oplossingen  (in  de  tig. 
niet  geteekend)  OO^-vrij  is  gemaakt.  De  mogelijkheid  om  het  toestel 
ook  ventileerend  te  kunnen  laten  werken,  biedt  nog  een  ander 
voordeel  aan.  Wanneer  nl.  bij  [iroeven  van  langeren  duur  ’s avonds 
de  waarnemingen  gestaakt  worden,  kan  het  apparaat  gedurende  den 
geheelen  nacht  ventileerend  doorwerken.  De  objecten  zijn  dan  niet  aan 
teinperatnursschommelingen  onderhevig  en  den  volgenden  morgen  is 
de  proel'  dadelijk  voort  te  zetten,  door  te  openen  en  en  te 
sluiten.  Bij  proeven,  die  10 — 12  uur  moeien  duren,  geeft  het  heel 
wat  tijdsbes[)ai'ing,  iiidien  de  plantjes  den  vorigen  avond  in  het 
apparaat  gebracht  zijn,  zoodat  ’s  morgens  vroeg  de  waarnemingen 
direct  kunnen  beginnen.  Na  de  venlilalie  van  den  nacht  is  al  het 
CO,  uit  het  toestel  verdreven,  hetgeen  door  blinde  proeven  aan  Ie 
toonen  is. 
Is  het  toestel  van  de  buitenlucht  afgesloten  en  begint  dan  het 
