544 
poniiije  te  werken,  zoo  ontstaat  er  dadelijk  een  overdruk  op  het 
vat,  terwijl  de  manometer  een  drnksverndndering  aangeeft.  Zet 
men  nu  open,  dan  wordt  de  in  het  vat  geperste  Inclit  uitgeblazen. 
Wordt  hierna  dit  kraantje  langzaam  gesloten,  dat  blijft  verder  de 
druk  in  het  vat  = J.  In  den  manometer  staat  dan  de  vloeistof 
in  beide  beenen  even  hoog,  terwijl  een  grooteren  negatieven 
druk  aan  wijst  dan  te  voren.  Het  verbi-oken  evenwicht,  dat  door  de 
werking  van  hel  znigperspompje  in  het  gesloten  stelsel  ontstaat, 
wordt  blijkbaar  door  het  o|)enen  en  weer  sbnten  van  zoo  vei'- 
sohoven,  dat  in  het  ademhalingsvat  (en  dus  op  de  plantjes)  geen 
overdruk  kan  ontstaan.  Zoodra  door  de  ademhaling  O,  nit  het  gesloten 
stelsel  verdwijnt,  zal  /n,  dit  dadelijk  aantoonen.  Wordt  er  echter 
tegelijk  zooveel  O,  toegevoegd  als  er  verdwijnt,  dan  zal  ?/?,  op 
het  nulpunt  blijven  en  behoudt  men  in  het  vat  den  druk  van  de  [ 
bintenlneht.  j 
Bij  O treedt  de  zuurstof  in  het  vat,  die  in  Z electroly tisch  j 
gevormd  wordt.  Met  behulp  \'an  den  weerstand  w is  de  Oj-ontwik-  j 
keling  van  een  minittiiun  tot  een  be|>aald  maximum  op  te  voeren. 
De  intensiteit  van  het  elecirolvtisch  proces  is  steeds  zoo  te  regelen, 
dat  de  0.^-prodnctie  gelijken  tred  houdt  met  de  Oj-consnmptie. 
Dit  evenwicht  is,  door  den  weerstand  te  vergi'ooten  of  te  ver- 
kleinen, s|)oedig  gevonden  en  de  manometer  toont  verder  aan,  i 
ot'  deze  toestand  ook  behouden  blijft.  Het  kan  gebeuren,  (b.v.  bij  jj 
stijgen  of  dalen  van  de  ademhalingsiiitensiteit),  dat  er  een  oogenblik 
iets  meer  of  minder  O,  gelevei'd  wonit  aan  het  toestel.  De  stand  li 
van  den  manometer  ?n,i,  die  reeds  een  te  veel  of  te  weinig  van  0.1  cM.  j 
duidelijk  aantoont,  is  dan  dadelijk  met  behulp  van  den  weerstand  i: 
te  herstellen,  zoodai  onregelmatigheden  in  de  O^-voorziening,  meer  j. 
dau  0.1  ccM.  bedragende,  inet  behoeven  voor  te  komen.  | 
De  bij  de  electroljse  in  Z gelijktijdig  gevormde  waterstof  wordt  ; 
in  de  buret  6a.  opgevangen.  Na  aangebrachie  correcties  (op  barometer-  h 
stand,  temperatuur,  waterdampspanning  en  druk  van  de  watei'zuil  ji 
in  de  bui'et),  geeft  de  opgevangen  hoeveelheid  waterstof,  door  2 |l 
gedeeld,  het  volumen  0^  aan,  dal  gedurende  de  waarneming  in  het  j 
toestel  is  gebracht.  j 
De  manometer  bewijst  nog  eenige  andere  diensten.  Wanneer 
als  vloeistof  een  o|)lossing  van  kaliumjodide  (met  wat  oplosbaar  zet- 
meel) gebruikt  wordt,  is  /a,i  een  gevoelig  controlemiddel  op  het  ontstaan 
van  s[)oren  ozon.  Bij  aanwezigheid  van  dit  gas  ontwikkelen  zich  b.v. 
kiemplanijes  van  Pisum  satix  um  niet  normaal,  zoodat  het  gewenscht 
is,  ozon  uit  het  ademhalitigsapparaal  te  weren. 
Tenslotte  heeft  men  in  den  manometer  7ii^  een  geschikt  middel 
