545 
om  na  te  gaan  of  de  ingestelde  tempeiainnr  zoowel  door  liet  gelieele 
toestel  als  door  de  olijecten  volkomen  aangenomen  is.  Begint  men 
de  waarnemingen  vóórdat  het  geheel  o[)  de  gewenschte  temperatmir 
is  gekomen,  dan  zal  in  m,  de  vloeistof  dadelijk  in  het  Ofien  heeti 
stijgen,  hetgeen  heteekent,  dat  er  nog  uitzetting  plaats  vindt, 
terwijl  door  de  ademlialing  (O,  opname)  direct  \’olnnien vermindei'ing 
moest  optreden.  Voor  de  bepaling  \an  den  tijdsdnnr  \an  voorver- 
warmen is  ??ti  dns  van  practische  beteekenis. 
De  nit  het  vat  medegevoerde  waterdamp  wordt  in  (/,  gebonden, 
zoodat  in  de  barytbnizen  droge  Inchl  komt.  De  waterdamp  nit  de 
loog  medegenomen  wordt  in  geabsoibeerd.  Door  de  vobimenver- 
meerdering  in  te  meten  kan  gevonden  worden,  hoeveel  water  nit 
de  loog  verdwijnt  en  is  een  correctie  van  den  vastgestelden  titer 
aan  te  brengen.  Deze  verdamping  nit  de  bai’vtbiiizen  is  heel  gering 
en  bedroeg  bij  proeven,  die  3 dagen  dnnrden  ± 2 ccM.,  zoodat  zonder 
bezwaar  de  correctie  achterwege  kan  blijven. 
De  manometer  ???,  is  met  kwik  gevuld  en  dient  om  den  druk 
aan  te  geven,  dien  het  zuigperspompjo  heeft  te  overwinnen,  noodig 
om  de  lucht  door  de  verschillende  vloeislotïen  heen  te  drijven.  Door 
een  droppeltje  paraftineolie  op  het  kwik  in  het  gesloten  been,  wordt 
het  ontstaan  van  schadelijke  kwikdampen  voorkomen. 
Op  het  gnmmi-pompje  j)  tikt  een  vlakke  hamer  A,  die  door  een 
electromotor  (in  de  fig.  niet  geteekend)  in  vertikale  beweging  wordt 
gebracht.  Deze  hamer  is  hooger  of  lagei'  in  te  stellen,  waardoor  de 
pompslag  en,  als  gevolg  van  dezen,  de  grootte  der  liellen,  te  regelen 
is.  De  snelheid  van  den  motor  is  met  behulp  van  een  weerstand  te 
vergrooten  of  te  verkleinen,  waarmede  een  reguleeren  van  het 
aantal  bellen  mogelijk  is.  Grootte  en  aantal  der  bellen  zijn  natuurlijk 
van  belang  voor  een  goede  CO,-ab8or|)tie. 
Voor  een  gelijkmatige  verspreiding  der  binnenkomende  lucht  in 
het  vat,  worden  de  ebonieten  plaatjes,  waarop  de  plantjes  liggen, 
door  een  as  in  een  langzaam  draaiende  beweging  gebracht.  Ophooping 
van  OOj  in  het  vat,  (waarover  later)  wordt  hiermede  buitengesloten. 
Door  de  zuiging  van  de  lucht  in  en  uit  het  vat,  maakt  de  vloei- 
stof in  Uil  een  op-  en  neei-gaande  beweging,  die  niet  te  voorkomen 
is.  Bij  een  korten  en  kleinen  pompslag,  is  deze  beweging  zóó  gering 
te  houden,  dat  ze  niet  hinderlijk  is.  Men  kan  trouwens  elk  oogenblik 
den  motor  stop  zetten  en  zich  ervan  overtuigen  of  de  manometer 
werkelijk  op  het  nulpunt  slaat. 
Het  geheele  apparaat  is  tegen  den  binnenwand  van  een  koperen 
raamwerk  vastgezet  en  past  juist  in  een  glazen  bak  (inbond  ± 45  L.), 
die  als  waterthermostaat  dient.  Met  electrische  verwarming  is  het 
