546 
niogelijk  het  watei-  lot  oji  0.03°  C coiistani  te  houden.  De  tempera- 
luuisschoiiiiiielingen  in  het  apparaat  zelf'  zijn  nog  geringer  dan  die 
in  den  thermostaat,  zoodat  correcties  hierop  t)etrekking  hebbende, 
achterwege  kunnen  blijven. 
13eviiidt  het  toestel  zich  onder  water  in  den  tliermostaat,  dan  kan 
makkelijk  onderzocht  worden  of  het  geheel  goed  luchtdicht  is.  Men 
pom|)t  hiertoe  door  k^  lucht  in  het  a[)paraat  en  gaat  na  of  ei' 
ergens  ook  t)ellen  uit  het  water  oi)stijgen.  Als  de  verbindingen  met 
vacuumslang  en  glas  tegen  glas  zijn  gemaakt,  komen  lekkages 
niet  voor.  . 
11. 
Heschrijving  dei-  onderdeelen. 
a.  Zitu/persjtoriij)  (tig.  2). 
Een  luchtdicht  pompje,  dat  langen  tijd  achtereen  zonder  weigeren 
dooi'werkt  en  een  voldoende  capaciteit  bezit,  is  eenvoudig  in  elkaar 
te  zetten. 
Fig.  2. 
De  glazen  buisjes  i en  /a  zijn  met  elkaar  verbonden  door  een 
stuk  stevig  rubberslang  />  (±  15  cM.  lang  en  272  cM  wijd).  Ieder 
der  buisjes  / en  w,  is  van  een  ventiel  voorzien,  dat  bestaat  uit  een 
stukje  (1  cM.  lang)  va(‘unmslang  1,  waarin  het  eene  einde  van  een  stuk 
ventielslang  2 (±  3 cM  lang)  met  solutie  is  vastgelijmd.  Het  andere 
uiteinde  van  de  ventielslang  is  bij  3 met  een  touwtje  stevig  dicht- 
gebonden, tei'wijl  in  de  ventielslang  een  rechte  overlangsche  snede  4 
is  gemaakt,  waarvan  (als  er  niet  gepom|)i  wordt)  de  sneevlakken 
sluitetid  tegen  elkaar  liggen.  Om  te  voorkomen,  dal  deze  randen 
later  weer  aan  elkaar  plakken,  worden  ze  met  talk  bestreken.  De 
glazen  buisjes  / en  ii  passen  klemmend  in  de  rubberslang  p,  terwijl 
de  vacuumst  likjes  1 ook  volkomen  moeten  afsluiten.  Hoe  het 
pompje  werkt,  als  de  hamer  h erop  tikt,  is  uit  de  tig.  dadelijk 
oj)  te  maken. 
