549 
model  (looi-  Pfki-'fer  en  Detmer  gegeven  en  1).\'.  door  Küyper 
gebruikt,  weinig  of  geen  aelit  is  geslagen  op  de  font,  die  begaan 
kan  worden,  wanneer  er  in  een  ademlialings\ al  \'an  den  vorm  als 
hier  beschreven,  niet  voor  een  volkomen  venlilalie  gezoigd  wordt. 
De  losse  bodem  b is  voorzien  van  een  randgroeve,  waarin  een 
gnmmiring  ligt.  De  draaibare  bengel  J)e  heeft  in  het  midden  een 
schroef  s,  die,  omhoog  gedraaid,  tegen  ve  drnki  en  zoodoende  den 
I onderi-and  van  het  vat  slnilend  in  de  groeve  met  gnmmiring  pei-st. 
I In  het  deksel  van  het  vat  zit,  behalve  de  opening  o voor  den 
j znurstofinlaat,  ook  een  doorboorde  gnmmiknrk,  waardoor  een  thei'ino- 
j meter  th  steekt. 
c.  Fig.  4 geeft  den  vorm  van  de  droogbuisjes  en  het 
co7iirS/ebi/,isje  aan.  Het  vullen  geschiedt  door  kraan  J, 
terwijl  voor  het  ledigen  en  schoon wasschen  kraan  2 dient. 
(i  De  ahsorgtiebuizeii  zijn  aan  een  koperen  raam  be- 
vestigd (tig.  5).  Daar  voor  het  behouden  van  een  con- 
stante temperatuur  de  thermostaat  niet  willekeurig  groot 
kan  gemaakt  worden,  zijn  rechte  absorptiebuizen  (2:^  dM . 
lengte  bij  3 cM.  wijdte)  in  dit  geval  beter  te  gebruiken 
dan  Petlenkofersche  of  Winklersche.  Wanneer  men  voor 
de  CD^-binding  barytwaler  kiest,  (21  gr.  bariumhydroxyde 
3 gr.  chloorbarium  op  1 L.  water),  dan  is  de  absorptie 
eerst  volledig',  als  de  lucht  door  3 van  zulke  buizen  (ellc 
100  ccM.  loog  bevattend)  gaal.  Ieder  raampje  van  6 
buizen  is  dus  slechts  \oor  twee  waarnemingen  bruik- 
baar. De  buizen  eindigen  van  onderen  in  dunne  open  stukjes,  die 
met  gnmmislopjes  goed  gesloten  kunnen  worden.  Van  boven  ge- 
schiedt de  afsluiting  door  gummiknrken  van  3 cM.  dikte.  In  iedere 
kurk  zijn  drie  gaten,  waarvan  twee  dienen  \oor  de  in-  en  uit- 
laatbnisjes,  terwijl  het  derde,  dat  voor  de  vulling  dient,  met  een 
massief  glazen  staafje  dichtgestopt  kan  woi-den.  De  xerbindingen 
der  buizen  onderling  zijn,  als  alle  andere  aan  het  apparaat,  met 
vacnnmslang  gemaakt.  Van  een  diffundeeren  van  (iO,  nit  het  water 
van  den  thermostaat  door  de  rubberverbindingen  en  kurken  naar 
binnen,  noch  van  een  0,,-opname  door  den  rubber,  kon  iets  gemerkt 
worden.  Blinde  proe\en,  die  24  uur  duurden,  gaven  bij  temperatu- 
ren tnsschen  20°  en  30°  C.  geen  meetbare  titerverandering  van  de 
loog,  terwijl  de  manometer  ni,  gedurende  dien  tijd  op  het  nnlpnnt  bleef. 
e.  De  zmirstofvoorzienmg  en  metmg. 
Ten  einde  geen  last  te  hebben  van  ozon-vorming,  is  voor  de 
electrolyse  een  10  "/o  natronoplossing  te  verkiezen  boven  verdund 
zwavelzuur. 
Fig.  4. 
