552 
Het  vullen  van  (ie  buret  met  water  uit  (ien  tliermostaat  gesclbedt 
door  re  sluiten,  k open  te  zetten  en  aan  de  buis  3 te  zuigen. 
Wordt  na  de  vulling  k gesloten  en  slaat  open,  dan  kan  er  geen 
water  anders  uit  de  buret  loopen,  of  er  moet  in  iü  waterstof  gevormd 
worden,  die  dan  in  den  vorm  van  bellen  in  de  gevulde  buret  op- 
stijgt. Voor  hel  vormen  van  de  eerste  waterstof  bellen  in  de  buret 
is  er  een  kleine  ovei-druk  noodig,  hetgeen  te  zien  is  aan  de  daling 
van  de  vloeistof  in  de  bnis  to.  Deze  overdruk,  die  vei'der  gedurende 
het  leegloopen  van  de  bni'et  constant  blijft,  moet  aanwezig  zijn  vóór- 
dat de  waarnemingen  beginnen,  daar  anders  de  eei'Ste  aflezing  een 
te  klein  getal  zal  aangeven.  De  fout  is  te  voorkomen,  door  eenige 
minuten  \'óór  de  proef  ingezet  wordt,  — als  het  apparaat  nog  ven- 
tileerend  werkt  — de  electroljse  te  doen  plaats  vinden,  tot  de 
eerste  bellen  in  de  buret  opstijgen.  Voor  het  geval,  dat  gedurende 
eenzelfde  waarneming,  de  buret  meerdere  malen  gevuld  wordt,  moet 
het  opzuigen  van  hel  water  heel  langzaam  en  gelijkmatig  gebeuren, 
opdat  geen  waterstof  wordt  medegezogen,  die  zich  bevindt  in  de 
verbindingsbuis  lusschej)  k^  en  de  buret.  Woidt  voorzichtig  water 
in  de  buret  gezogen,  dan  blijft  de  eenmaal  gemaakte  oveidruk  in 
10  behouden. 
Een  andere  fout  ontstaat,  wanneer  de  buret  bloot  staat  aan  de 
temperatuursschommelingen  van  het  lokaal,  waarin  gewerkt  woi'dt. 
Men  krijgt  dan  niet  alleen  in  lo,  maar  ook  in  2 en  m.^  dalingen  of 
i-ijzingen,  die  geen  gevolg  zijn  van  de  zuurstof-opname.  7'e  vei'hel[)en 
is  dit,  door  deijurel  ook  op  constante  temperatuur  te  houden,  het- 
geen op  de  volgende  wijze  te  verkrijgen  is.  Door  middel  van  een 
metalen  zuigperspompje  zp  (dat  eveneens  aan  het  koperen  raamwerk 
zit,  waaraan  het  geheel  bevestigd  is),  wordt  water  uit  den  thermo- 
staat met  groote  snelheid  omhoog  ge[)Om|)t  in  een  wijden  glazen 
cilinder  rva,  waarin  de  buret  zich  bevindt.  Het  water  komt  van 
onderen  in  wa  en  wordt  door  de  buis  af  van  boven  af  weer  naai- 
de)! thermostaat  gevoerd.  Zelfs  bij  hooge  tempei-aturen  (50°,  55°  C.) 
is  op  deze  manier  de  temperatuur  in  de  buret  gelijk  te  houden  aan 
die  van  het  water  in  den  thermostaat. 
ƒ.  De  regeling  der  temperatuur  komt  in  [u-incipe  oxereen  met  die 
door  Rütoeus  ')  en  Cohen  Stuart  *)  beschrex-en  en  is  een  navolging 
van  toestellen,  welke  in  hel  van  ’t  HoEE-laboialorium  te  Utrecht 
in  gebruik  zijn. 
b Rutgers,  De  invloed  der  temperatuur  op  den  praesentatietijd  bij  geotropie. 
Dissertatie.  Utrecht  1910. 
b CoHEN  Stuart,  Recueil  des  travaux  botaniques  néerlandais.  Vol.  XIX 
Livraison  2.  1922. 
