557 
is  gewofden.  Deze  ruimte  is  door  een  vertikaal  scliot  iii  tweeën 
verdeeld.  Links  bevinden  zicli  twee  met  een  tliermoregnlatenr  verbon- 
den gasbranders,  terwijl  rechts  een  Heraeus-kwaï'tslamp  is  gemon- 
teerd. Voor  de  bediening  hieiwan  is  de  recliterzijwand  van  hel 
raamwerk  als  deur  ingericht  (in  de  tignnr  half  geopend  geteekend), 
terwijl  voor  de  koeling  van  de  lamp  ter  plaatse  van  hel  gloeilichaam 
in  het  voorschot  een  ventilator  is  aangebi-acht,  welke  zuigend  moet 
werken.  Verder  kan  het  water  in  den  thermostaat  nog  gekoeld 
worden  met  behulp  van  een  koelspiraal,  waar  door  heen  water  onder 
constanten  druk  stroomt,  terwijl  een  schroefroerder  voor  een  goede  men- 
ging in  den  bak  zorgt;  behalve  de  vensters  zijn  de  opstaande  wanden 
hiervan  met  vilt  geïsoleerd.  Ventilator  en  roerwerk  worden  door 
aparte  regelbare  motoren  aangedreven.  De  temperatnnr  van  den  thei- 
I mostaat  is  constant  te  houden  op  35  dr  7i„o  welke  temperatnnr  is 
j gekozen,  omdat  hierbij  de  thermostaat  het  nauwkeurigst  is  te  regelen, 
i Als  reactievat  gebruikte  ik  aanvankelijk  hel  reeds  vi'oeger  beschie- 
j ven  roerapparaatje  ')  (tig.  2),  het  bezit  echter  het  nadeel,  dat  het 
i belichtingsoppervlak  klein  is,  terwijl  de  nauwkeurigheid  van  de 
I meting  door  het  spoedig  vervuilen  van  het  kwik  in  den  kwikafsluiter 
i ernstig  geschaad  wordt.  Ik  zocht  dus  het  reactievat  zoodanig  te 
j wijzigen,  dat  ook  zonder  intensieve  menging  van  gas  en  vloeistof 
j eene  alkoholische  o|)lossing  verki-egen  kon  worden,  die  steeds  ver- 
zadigd met  zuurstof  blijft  of  althans  een  dusdanige  overmaat  zuur- 
stof bevat,  dat  van  het  meten  van  een  ditfusiesnelheid  in  plaats  van 
reactiesnelheid  geen  s|)rake  kan  zijn. 
Een  en  ander  is  mogelijk  door  de  dikte  van  de  vloeistotlaag  zeei' 
gering  en  wel  circa  één  niM.  te  nemen.  Men  krijgt  dan  een  reactievat 
volgens  tig.  3,  hetwelk  dus  in  hoofdzaak  bestaat  uit  een  kolf  met 
volmaakt  vlakken  bodem;  de  afmetingen  zijn  zoo  gekozen,  dat 
5 cc.  vloeistof  een  laagdikte  van  1 niM.  geven.  De  hals  is  nauw  en 
bezit  een  slijpstuk,  waai-aan  een  omgebogen  capillaire  buis  met  kraan 
verbondew  kan  worden.  Verder  is  dicht  bij  den  bodem  een  zijbuis 
I met  kraait  aangebracht,  waardoor  het  dus  mogelijk  is  de  geheele 
toestel  met  zuurstof  te  vullen.  Bovendien  bevindt  zich  in  de  kolf 
I een  vullichaam,  teneinde  het  gasvolume  in  verhouding  tot  het 
belichting80|)pervlak  zoo  klein  mogelijk  te  maken;  hierdoor  wordt 
de  nauwkeurigheid  der  meting  belangrijk  verhoogd.  Voor  bepaalde 
doeleinden  is  dit  vullichaam  tot  een  tweede  reactievat  binnen  het 
eerste  gemaakt,  men  krijgt  dan  een  toestel  volgens  fig.  4. 
Het  reactievat  is  met  behulp  van  een  nauwe  slang  verbonden  met 
den  micromanometer.  Het  linker  been  hiervan  heeft  een  inhoud  van 
b Verslagen  XXIV,  1584  (1916). 
36* 
