770 
loodjes  lieer  te  laten,  die  twee  punten  o[)  liet  juk  van  den  magneet 
markeerden,  want,  teneinde  gelegenheid  te  geven,  de  beide  vaeuum- 
glazen  V tie  en  Vh  (hg-  1)  aan  te  brengen,  moest  de  magneet 
tijdelijk  verwijderd  worden.  De  groote  eleelromagneet  is  zeer  zwaar 
en  een  inrichting  voor  het  geven  van  kleine  horizontale  translaties 
ontbrak,  zoodat  een  en  ander  met  groote  moeilijkheden  en  kansen 
voor  mindere  nauwkeurigheid  gepaard  ging,  tenminste  voorzoover 
de  instelling  in  horizontale  richting  betreft. 
De  cryostaat,  die  één  geheel  vormt  met  den  liquefactor,  onder- 
ging tijdens  de  operaties  met  vloeibare  waterstof  en  helium  kleine 
onregelmatige  verplaatsingen  als  gevolg  van  de  wisselende  tempera- 
tniiromstandigheden  iii  de  verschillende  deelen.  Door  middel  van 
een  paar  trekstangen  werd  telkens  de  beginstand  ten  opzichte  van 
den  magneet  heisteld. 
Wat  de  instelling  in  verticale  richting  betreft,  zij  opgemerkt,  dat  ^ 
als  ,, plaats”  van  de  stof  in  het  magnetische  veld,  de  afstand  wordt  I 
aangenomen,  waarop  het  middelpunt  der  massa  zich  bij  kamertem-  j 
peratuur  boven  het  middelpunt  van  het  veld  bevindt.  Van  deze  ,, plaats”  I 
hangt  de  waarde  der  constanten  in  foimnle  (4)  af.  Bij  de  metingen 
in  vloeibare  waterstof  en  in  vloeibaar  helium  is  deze  plaats  feitelijk 
veranderd  door  inkrimpiïig  van  den  drager  als  gevolg  van  de  afkoe- 
ling.  Op  de  waarde  van  zal  dit  zeer  weinig  invloed  hebben, 
oz 
d a ' 
daar  — - maximaal  is,  maar  juist  om  diezelfde  reden  moet  de  in  vloed 
óz 
op  H worden  nagegaan.  Op  zichzelf  komt  deze  wel  in  aanmerking 
voor  een  correctie.  Voor  het  (tamelijk  ongunstige)  geval,  dat  de  j 
drager  tot  20  cm.  boven  de  stof  de  temperatuur  van  het  kookpunt 
van  vloeibare  waterstof  zou  hebben  en  voor  de  rest  op  kamertem-  I 
peratuur  zou  zijn,  zou  uit  de  gegevens  van  Ch.  Lindemann ')  een  i 
inkrimping  van  0,3  mm.  volgen  en  zou  H 0,006  Hg  kleiner  zijn  j 
dan  volgens  form.  (2),  d.i.  ca  0,7  Toch  is  geen  correctie  aange- 
bracht. Daarvoor  zou  id.  noodig  geweest  zijn,  de  plaats  dei-  stof 
tijdens  de  metingen  te  bepalen,  waid;  die  veranderde  door  wijziging 
van  de  temperatuurvei'deeling  langs  den  drager  als  gevolg  van  het 
dalen  van  den  vloeistofspiegel ; daar  beide  vacuumglazen  ter  hoogte 
van  de  stof  geheel  verzilverd  zijn,  ging  dit  echter  niet.  Daar  komt 
nog  bij,  dat  bij  de  metingen  in  vloeibare  waterstof  en  in  vloeibaar 
helium  (en  hierop  hebben  de  |)roeven  alleen  maar  betrekking),  de 
correctie  ongeveer  even  groot  is,  telkens  als  de  vloeistofspiegel  op 
’)  Physik.  Zs.  13,  (1912),  p.  737. 
