104 
10 a. K der Korb, P der Barchendüberzug, G die Axe eines, in dem Korbboden angebrachten, Deckels. II ein Ring, an welchem 
die Ueberfallschraube d befestigt ist. R ein mit Gabeln versehener Metallring, von dem drei Winkel n abgehen, welche einen Holzconus C 
halten. Durch C geht das Tau T, an welchem das Netz geschleppt wird. 
10 b zeigt die Anwendung des Netzes. WW stellt den Wasserspiegel vor, A ist die von Bord abgehende eiserne Stange, die das 
Netz unter dem Wasser hält, d und c sind die Taue, welche das Netz halten, resp. welche benutzt werden um dasselbe auf- und abzuziehen, 
b ist ein Tau, welches vorn am Schiff befestigt ist und das Netz steif hält. 
Fig. 11. Der Blechconus Fig. i Taf. I im Durchschnitt. 
11 a. zeigt bei a den abnehmbaren Deckel mit der Einflussöffnung b und der Manometeröffnung n mit dem Manometerrohr bei d. 
Der Deckel wird durch Ueberfallschrauben gehalten. Der Conus selbst zeigt bei C den Haken für die Befestigung der Taue; bei e sieht 
man die durchbohrte Scheibe aus Zinkblech, in der bei g Korken stecken. Das Netz hängt an dem Ring h der zwischen Deckel und Conus 
festgeklemmt ist. Es besteht aus dem eigentlichen Netzzeug i und den Haltebändern f, unten wird es durch einen Endtrichter En geschlossen, 
welcher einen ausschraubbaren Stöpsel enthält. Nachdem dieser Trichter auf eine Flasche aufgesetzt worden ist, wird der Stöpsel fortgenommen, 
so dass sich der Inhalt des Netzes in die Flasche entleert, resp. hinein gespült werden kann. 
11b. Durchschnitt des Conus m Blechrippen zur Verstärkung der Wand. 
Tafel III. 
Fig, 12. Durchschnitt des grossen Netzes Taf. I Fig. 6. 
12a. Gestell des Netzes, a Eisenstange des Einganges, d eiserne Verbindungsslange mit dem Haken c zur Aufhängung des Netzes - 
an d ist der Eisenring s angeschmiedet bis zu welchem der Barchentüberzug e hinabgeführt ist. Innen an dem Ring s ist der durch ein mit 
Band übernähtes Tau gebildete Ring h befestigt; an ihm hängt das Netz i von Müllergaze. Von dem Ring s geht das Fischnetz g und das 
den angehängten Blechtrichter 1 tragende Tau f ab. f, g und i sind an dem Ring k nach demselben Prinzip befestigt, das bereits für das Netz 
Fig. 9 beschrieben worden ist. Mit Hülfe von Ueberfallschrauben hängt an dem Netz der Blechtrichter 1 an; derselbe trägt an seiner unteren 
Oeffnung zwei Metallringe q, von denen der Netzbeutel o, i' i" ausgeht. Dieser Netzbeutel wird durch die Stange r v getragen, die mit Hülfe 
des Griffs bei v herausgenommen werden kann. An der Stange hängt der Doppelring n, durch welchen das Netz i' durchgezogen ist. Das 
Netz i" trägt den Endtrichter En, dessen Bau durch die Fig. 
12b erläutert wird. Ein innerer durchbrochener Trichter passt in den äusseren Trichter, welcher in ein Rohr ausläuft; zwischen 
die beiden Trichter wird mit Hülfe von Schrauben das Ende des Netzbeutels befestigt. Der Trichter wird durch den eingeschrobenen 
Stöpsel geschlossen. 
Fig. 13. Der Ilorizontalcylinder Taf. I Fig. 3 im Durchschnitt. 
13 a. Man sieht bei a den dicken Eisenring, welcher die Ueberfallschraube trägt. Unten an dem Gestell liegt der ähnliche Eisen- 
ring b, an welchem ein Blechtrichter befestigt ist, der eine Verschlussschraube d trägt, durch deren Eröffnung jedoch der Strom durch das Netz 
zu sehr anwächst, so dass sie fort bleiben kann. Die Ringe a und b sind mit einander durch die Gasleitungsröhren c verbunden. Diese 
Röhren sind miteinander durch die Ringe c e verbunden; die Ringe dienen zugleich zur Befestigung des Blechmantels I, den man besser in 
der Fig 3 erkennt. Auf dem Gestell liegt der abnehmbare Deckel g, auf welchem die Diaphragma- Oeffnung h aufgeschroben ist. Zwischen 
Gestell und Deckel liegt der Ring i, an welchem das Netz Ntz befestigt ist. Das Netz ist vier mal so lang wie das Gestell, es ist nach 1 
hinunter, von dort nach o hinauf, dann nach P hinunter und nach n hinaufgezogen, wo es geschlossen endet. Unten wird es an der heraus- 
nehmbaren Stange k befestigt; oben hängt es vermittelst eines Ringes o und eines Kugelsegments bei n mittelst Klemmschrauben an der ab- 
nehmbaren Stange m fest. Die Einrichtung der Stange wird durch die Fig. 
13 c erläutert. In dem Ringe i findet sich bei x ein eiserner Stift, welcher durch die Stange m hindurchgeht, bei y findet sich ein 
drehbarer Haken und die Stange selbst ist geschlitzt (in der Figur ist also der Durchschnitt der Stange links vod y als hinter der Ebene des 
Papiers liegend zu denken) so dass, wenn man den Haken um lSo° dreht, die Stange abgenommen werden kann. 
13 b. Es würde beschwerlich sein, das ganze Netz zu entwickeln; um den Fang zu gewinnen wird dasselbe bei den Ringen 1 P 
geöffnet; diese Ringe werden durch Schrauben gegen einander gehalten, der eine Ring trägt die eine, der andere die zweite Netzwand, so dass 
sich das Netz durch Lösung der Schrauben öffnet. 
Fig. 14. Durchschnitt des Filtrators P'ig. 5 Taf. 1. 
14 a. Tr. Blechtrichter, in die Mündung des Filtrators eingesetzt. B Eingangsring des Filtrators, durch den Ring R wird oben das 
Netzeug befestigt mit Hülfe der Schrauben r, S runde Tragstange des Filtrators, S' Tragschiene, gegen welche mit Hülfe der Schiene H das 
Netzzeug Ntz angeschroben wird. G Glasplatte, auf welcher der Filtrator fest aufsteht. Sie liegt auf einem Metallrahmen, von dem man in 
dem Durchschnitt nur den Fuss unter G, die Ueberfallschraube und die Gabel bei a sehen kann. 
14 b erläutert die Einrichtung am unteren Rande des Filtrators. k ist der Fussring, auf welchem die Tragstangen sitzen. Der 
Ring ist soweit ausgedreht, dass nur noch der Rand m stehen geblieben ist; der Ring ist mit der dicken Schraube n an die Tragstangen be- 
festigt. Auf diesen Ring wird der dünne Ring L mit der Schraube 1 befestigt, nachdem das Netzzeug zwischen beiden Ringen durch- 
geführt worden ist. 
Fig. 15. Messrohr für das Plankton in natürlicher Grösse. A das hier zu dünnwandig gezeichnete Messrohr, welches eine Theilung 
in 0,025 ccm trägt. B Stempel mit Korkscheibenverschluss und einer Führung bei L. C Fussscheibe mit einer Contremutter D zur Verlängerung 
der Stempelstange. F Führungsstange für den Nonius, dieselbe sitzt mit Hülfe des Halbringes E auf dem Fuss der Stempelstange auf, ist 
jedoch sehr leicht abzunehmen. G Führung der Noniusstange, II und J Schrauben um die Noniusplatte genau einstellen zu können, K der 
Metallrahmen für die Befestigung der Platte, auf welcher der Nonius getheilt ist. 
Fig. 16. Mischgefäss und Stempelpipette für die Abmessung der auf die Zählungsplatte zu bringenden Massen. A das Mischgefäss, 
K der auf dasselbe locker passende durchbohrte Kork, B das Pipettenrohr, m der auf einem Korkstempel angebrachte, vernickelte Messing- 
stempel, mit der in ihm ausgedrehten kleinen Rinne. Der Raum der Rinne wird nach aussen abgeschlossen, sobald das Glasrohr B bis auf 
den Boden des Gefässes hinabgestossen wird und enthält dann die abzumessende Menge des Planktons. 
16 b zeigt genauer die Einrichtung einer etwas mehr Volumen abmessenden derartigen Pipette. M ist der sich füllende Hohlraum, 
d der mit Hülfe von Wägungen genau ausgehöhlte Metallstempel. Dieser ist mit Zwischenlagerung der Korkplatte h auf die vernickelte End- 
scheibe des Stempels aufgesetzt worden. II Korkscheiben, i Metallscheiben des Stempels, g versenkte Schrauben. 
16 c. Kork mit dem innen verengten Ausgussrohr a für das Ausgiessen der Planktonmasse, was geschah, ehe die Stempelpipetten 
eingerichtet worden waren. 
Fig. 17 der Zeiger an dem Zählmikroskop, b das mit der Tischschraube sich drehende gerändelte Rad, c der Zeiger mit Schlitz, 
d die Axe desselben. Der Zeiger steht in labilem Gleichgewicht, wird sich also in die Richtung legen, in welcher die Axe a gedreht wird. 
