358 Angewandte Kryslallvgraphie. 
Spreize CN gleichfalls um die Axe beweglich, so 
sie von dem Halbkreise losgeschraubt und auf di® 
Seite geschlagen werden kann ; der Halbkreis selb®* 
aber im Theilpimcte 90“ zerschnitten, und der zW®d® 
Quadrant an den ersten juittels eines Charniers bo' 
festigt, so dass auch er zuriickgelegt werden kam’’ 
Durch diese Einrichtung wird die Anlegung der he*' 
den Messungsschenkel in vielen Fällen möglicli, 
welchen sie ohne selbige nicht Statt finden könnte- 
§. 674. 
Regeln bei dem Gebrauche des Carangeau’schen Goniometers- 
Bei dem Gebrauche des Carangeau’schen Gonioio®' 
ters müssen folgende Bedingungen erfüllt seyn, we**” 
die Besiiltate einigen Werth haben sollen : 
1) Die Krystallllächen müssen eben im Gross®” 
(wenn auch nicht glatt) und von einiger A*'® 
dehnung seyn; das Letztere ist um so nötb' 
ger, wenn beide Flächen nicht unmittelbar 
sammentreöen, sondern durch zwischenliegenf 
Flächen getrennt sind, wie solches häufig 
Combinationen Statt findet, 
2) Die Ebene des Instrumentes muss genau recb| 
winklig auf der Kantenlinie oder auf b®' 
den Kantenflächen stehen ; daher ist es sehr g 
wenn die Kanfenlinic wirklich ausgebildet 
weil nach ihr die Lage des Instrumentes 
sichersten beurtheilt werden kann. 
3) Die Alhidaden müssen mit ihren Randflächen 'r 
nati auf den Krystallllächen anliegen, nnd 
,.-iiln®”- 
(Uib 
jsb 
gjl' 
«r®' 
selben in möglichst vielen I’uncten her 
'»‘1” .‘^‘i , 
Li®’’ 
od®f 
Dies erreicht man am besten, indem 
Instrument und den Krystall gegen das 
hält, und cs dahin bringt, dass gar kein 
möglichst wenig Licht zwischen den Alb'®*’“ 
und den Krystallllächen durchgeht. 
