Kryatallinessung. Cap. 11. 359 
“Ijiigens der Genauigkeit der Operation 
'•litt Kiiilitigkeit des Instnimenles ungeticlilet die 
•».. ^ '^ßsselben erhaltenen Resultute nur auf + i Grad 
•les rr*****^ eine weitere Einlheilitng 
lihkreises als in halbe Grade kauiii einigen 
oder 
'‘»oKreises als in halbe Grade 
??ewähren, indem man dann J 
, es ziemlich sicher schätzen, und 
'yxj-< j ^ 
lederliolung der Messung ein 
^l-thertes Mittel verschaffen kanti. 
-jTT eines 
sich durch öf- 
der Wahrheit 
Z IC e i l € s C a p ile l. 
W o 1 1 a s t o n s Goniometer, 
§. 675. 
Bedürfuiss eines genaueren Instrumentes 
vorzüglicher als die Contactgoniomeler sind 
r,^| .^^''Wexionsgoniometer wegen der grösseren Ge- 
ihrer llcsultate sowohl als auch wegen ih- 
kj ''^^Semeineren ilranchbarkeit. Für sehr kleine 
welche doch nach §, 559 die regelniässig- 
So daher zu den Messungen geeignetsten sind, 
für solche Kanten, deren Flächen klein und 
’**••(( 
üei 
IJ, 
•»•ehre zvvischenliegende Flächen abgesondert 
’ 'erliort nämlich das Carangean sche Gonioiuefer 
"•^llrr 
. auchbarkoit, w'eil in beiden Fällen durch die 
'''•‘lieit seiner Manipulation sehr fehlerhafte lle- 
herbeigcfiihrt werden können. Ueberhaupt 
IliOr j, 
^®iilie- sieh mit ihm selbst bei günstiger Ueschaf- 
'ds ly Krystalls kaum eine grössere Genauigkeit 
'Ui( i 5 g| j * Grad erreichen, so dass man auf die 
^**'iiid l"^*^*** erhaltenen Resultate die Rcrachnung der 
•le,^ “"^‘"sionen einer Krysiallreihe nicht wohl grün- 
**''• ^^ie Herstellung eines andern, zu genane- 
^•ssuiigcn geeigneten Inslrnmenles war daher in 
