362 yliigewandle Krystallographie. 
3) dass der reflectirtc Strahl bei beiden Beoba^l’ 
Hingen genau dieselbe Lage hat; ^ 
4) dass das Object und der Krystall in einer 
derselben Parallelebene des Kreises liegen; 
5) dass die Keflexion beide Male dicht an der K**" 
tenlinie Statt findet. _ 
Die erste Bedingung ist jedenfalls unerliissl'® ’’ 
und durch einen einfachen Stellungsapparat mit 1*“' 
reichender Genauigkeit zu erfüllen. . 
Die zweite Bedingung muss um so genauer erw 
werden, je geringer die Entfernung des Objectes 
während bei sehr grosser Entfernung desselben 
ziemliche Excentricität der Kantenlinie keinen ein^ 
liehen Fehler zur Folge hat. Dies ist ein sehr 
theilhafter Umstand, weil eine ganz genaue CeH*''' 
rung der Kantenlinie nur durch zusammengesel^l^ 
Apparate erreicht werden kann, und in manchen 
len fast unmöglich ist. ^ 
Die dritte Bedingung kann auf zwei verschied^*' 
Arten erfüllt werden: 
a) indem man das refleclirte Bild durch ein Fefl' 
rohr beobachtet, dessen Axe der Ebene des 
ses parallel ist; 
b) indem man ein jenseits des Krystalles in _ 
Richtung des ersten rcllectirten Strahle*? 
liebes fernes Object li fixirt, so dass he? 
Ok 
den Beobachtungen das reflectirte Bild des 
jectes A mit dem direct gesehenen Obje^^® 
coincidirt. . j,! 
Die vierte und fünfte Bedingung brauchen 
alle Mal erfüllt zu seyn, indem die Lage 
nung der Objecte A ?ind B in Bezug auf die 
des Kreises und den Krystall so gewählt 
nen, dass sich die eine dieser Bedingungen n*® 
ren, und die andere gänzlich aufheben lässt. 
Die lleflexionsgoniometer von Malus und 
