370 Angewandte Krystallographie. 
sind durch ein einfaches Hülfsmittel jedenfalls ^ 
hinreichender Genauigkeit zu erfüllen, und inan ' 
sich daher uni so mehr an sie zu halten haben, 
durch die Gleichheit der Entfernungen D und 0 
gleich ein anderer sehr wichtiger Vortheil 
wird. Wir werden nämlich weiter unten sehen, 
der aus dem Spielräume der Reflexion entspring®** 
Fehler (§.680) verschwindet, wenn beide 
gleich weit entfernt sind. Man kann also, so« ^ 
diese Bedingung erfüllt ist, grosse Krystalle e« 
so wohl als kleine Krystalle der Mess«^, 
unterwerfen, vorausgesetzt, dass die Excenf* 
tat der Kante so klein gemacht wird, wie es die ** 
gen Bedingungen fordern. , 
Das einfache Mittel zur Realisirung der B® 
gungen D = J)' und z' = z" besteht, wie Kupffe® 
zeigt hat, in der Anwendung eines kleinen 
talen Planspiegels, in. welchem man zugleich j 
rettectirtc Bild des Objectes P' beobachtet, w'äh®f ,, 
man dasselbe Object durch Reflexion von der 
stallfläche wahrniinmt. Dieses in dem Spiegel 
flectirte Bild des ersten Objectes vertritt also i 
Stelle des zweiten Objectes, und beide Objecte 
nun vom Krystalle gleich entfernt zu achten, '' 
nur das erste Object an und für sich sehr entf^' 
und der Spiegel möglichst nahe am Krystalle is*' 
§. 683. 
Fortsetzung. 
ref'"!' 
Fassen wir die in den vorhergehenden §§• * 
denen Resultate nochmals zusammen, so erhalt®** 
folgende Regeln für den Gebrauch des WoH®* 
sehen Goniometers; 
1) Die Kantenlinie der zu messenden Kante 
genau justirt, oder der Axe des Inst® 
tes parallel gemacht werden. 
