Krystallinessung. Cap. II. 371 
Die Kantenlinie darf nicht zu excentrisch 
®eyn, und muss daher wenigstens approximativ, 
lind zwar um so genauer centrirt w erden, je gc- 
•"inger die Entfernung der Objecte ist. Sind 
kleide Objecte, oder ist auch nur eines sehr nahe, 
kann schon eine geringe Excentricität bedeu- 
tende Fehler zur Folge haben*). 
Die Objecte müssen vom Krystalle ziemlich 
''^eit, und, wo möglich, beide gleich weit 
entfernt seyn; denn durch grosse Entfernung 
tvird der aus der Excentricität der Kantenlinie, 
durch gleiche Entfernung der aus dem Spiel- 
räume der Reflexion entstehende Fehler ver- 
nichtet. 
Die Objecte müssen entweder mit dem Krystalle 
in einer und derselben Parallelebene des 
Kreises liegen, oder sie müssen beide von der 
£bene des Kreises gleich weit abstehen. 
1 Lässt sich die Gleichheit der Entfernungen bei- 
i^nr Objecte vom Krystalle nicht realisiren, so 
muss der Krystall klein seyn, und die Reflexion 
iinhe an der Kantenlinie Statt finden. 
ö 
§. 684 . 
ßeschreibung des Wollastonschen Goniometera. 
Wollaston’sche Reflexionsgoniometer besteht 
''«H ® Scheint hiernach unvortheilhaft , wie oft geschieht , *u 
S®sehenen Objecte eine auf dem Tische oder auf der 
'''ein Ha * Goniometers gezogene Linie zu wählen , weil dann 
****' Sch ''^•**"* höchst genaue Centrirung gefordert wird, was im- 
^"liuj^ "'**'^'8 Ist, sondern auch die Reflexion dicht an der Kan- 
muss , was in vielen Fällen ganz unmöglich , je- 
''''‘il, * Wegen der Beugung des Lichtes nachtheilig seyn 
ubir'"' '^weiten Objecte kommenden Lichtstrahlen 
Kante beobachtet werden. 
24 
