Krystallmessung. Cap. II. 373 
untenvorfen ist. Sie trägt an ihrem einen Ende 
leichteren Drehung dienende Scheibe ss, am 
’^’^dern Ende den Bogen Äc, welcher an seinem Ende 
durchbohrt ist, dass die Axe des Bohrloches auf 
Axe des Kryslallträgers rechtwinklig ist. Die 
'^^’chbohrung dient *ur Aufnahme der Axe d eines 
p'^^iten Bogens de, welcher an seinem anderen Ende 
zylindrische Hülse e trägt, deren Axe gleichfalls 
. ®zht\vinklig auf der Axe de und zugleich so gestellt 
dass sie mit der Axe des Kreises ungefähr zu- 
^‘"'tuienfällt , wenn der Bogen de in die Ebene des 
^®S®ns hc gestellt wird. Diese Hülse endlich nimmt 
Stift _/g auf, der sich mit Widerstand in ihr dre- 
auch hin und her schieben lässt, und an seinem 
in g gespalten ist, um eine kleine Platte von 
^zssingblech einklenn/ien zu können. 
Öles ist die sinnreiche Einrichtung des Reflexions- 
^^''iouieters , wie solche von dem genialen Erfinder 
Instrumentes angegeben wurde. Mau hat man- 
'ztlei Veränderungen in der Einrichtung des Kry- 
tj- ^^zägers vorgeschlagen, welche besonders die Cen- 
der Kante zum ZAvecke haben, aber das an 
. ^ So einfache Instrument mehr oder weniger zu- 
1. **'üengesetzt machen, ohne doch für seinen gewöhn- 
'"eti Gebrauch besondere Vortbeile zu gewähren, 
bei gehöriger Entfernung der Objecte eine ge- 
Excentricität keine Fehler zur Folge hat, und 
Ungefähre Centrirung immer aus freier Hand 
l*esondere Apparate zu erreichen ist. 
§. 686 . 
Gebrauch des Wollastonschen Goniometers 
,p^''''ll man eine Messung mit Wollastons Goniome- 
^“‘■"z'Huen, so stellt man selbiges auf einen festen 
®Utf *’ ®*‘**"‘ Fenster gegenüber, durch welches man 
Gegenstände (z. B. eine Thurmspitze , einen 
