374 Angewandte Krystallographie. 
Schornstein oder den Giebel eines Hauses) ^®*^^**g 
ten kann, und bringt den Kreis in eine solche * 
dass er möglichst genau vertical und ungefähr 
winklig auf der Ebene des Fensters ist. Auf j| 
Platte g des Krystallträgers klebt man den 
mit etwas Wachs fest, so dass die Kantenlinie j 
zu messenden Kante der Axe fg ungefähr para 
wird, und dreht hierauf die Axe des Krystallträg® ^ 
so lange, bis das nahe an den Krystall gehaU® 
Auge auf der einen Fläche das reflectirte Bild ^ 
Fensters erblickt. Durch zweckmässige BeweguOÄ®^ 
des Metallstiftes fg und des Bogens ed sucht niaa 
nun dahin zu bringen, dass die verticalen Leisten ® 
Fensterkreuzes im Bilde gleichfalls vertical, oder 
horizontalen Leisten horizontal erscheinen, "«’O' 
man überzeugt ist, wenn man die reflectirten Bu 
mit den direct gesehenen Leisten zur Coincidenz br‘|' 
gen kann. Findet diese Coincidenz Statt, so ist 
erste Krystallfläche justirt. Man sucht nun auch 
üweite Krystallfläche nach derselben Methode zu 
stiren, was freilich oft einige Biegungen des Kr)'®** 
les auf seiner Wachsunterlage erfordert, Avodurch ^ 
Lage der ersten Fläche gewöhnlich gestört, und ^ 
abermalige Bestimmung derselben nöthig gemacht 
Sind endlich nach einigen Versuchen beide 
justirt worden, so ist ihre Kantenlinie der Axc 
Instrumentes parallel und die Avichtigste Beding“ 
der Messung in Erfüllung gebracht. 
§. 687 . 
Fortsetzung. 
Man öffnet nun das Fenster, um die von deru 
hi'’' 
fernten Objecte kommenden Lichtstrahlen 
dert auf die Krystallfläche fallen zu lassen, 
vor dem Goniometer einen künstlichen HorizuP^^ji, 
an , dass in selbigem das Bild des Objectes voU 
