Krystallmessung. Cap. 11. 375 
hinter dem Krystall befindlichen Auge gesehen 
^«rden kann, stellt den Kreis auf 0° ein (was die in 
' 684 erwähnte Arretirung sehr leicht macht), und 
/■^ht nun die Axe des Krystallträgers so lange, bis 
^on der ersten Krystallfläche reflectirte Bild des 
^klectes mit seinem von dem Spiegel reflectirten Bilde 
*’isamnienfällt. Hierauf dreht man die Axe des Krei- 
(«nd mit ihr zugleich jene des Krystallträgers) 
dieselbe Coincidenz der Bilder bei der Reflexion 
der zweiten Krystallfläche Statt findet. Der Win- 
Welchen der Nonius auf dem Limbus des Krei- 
anzeigt, ist der gesuchte Neigungswinkel beider 
*^ystallflächen. 
die Localität des Zimmers von der Art, dass 
, ein Gebäude mit mehren Fensterreihen zum vis 
hat, so kann man das Bild der Kante eines 
^,®astersinises aus dem oberen Stockwerke mit der 
j,'’^®ct gesehenen Kante des Simses eines Parterre- 
, Lasters, oder das Bild irgend einer oberen horizon- 
Q aa Linie mit einer unteren horizontalen Linie des 
2 ur Coincidenz bringen, und dann den Spie- 
entbehren, weil eine hinreichende Gleichheit der 
''^^ernungen beider Objecte Statt findet, 
k endlich die Kante ziemlich genau centrirt, so 
J,’‘an man auch, wenn das Goniometer in 20 und mehr 
Entfernung vom Fenster steht, das Bild einer 
Ij horizontalen Fensterlciste mit einer tieferen 
“''‘zontalen Linie, z. B. mit dem Streifen der Lam- 
an der Fensterbrüstung, in Contact bringen. 
§. 688 . 
Messungen mit Repetition. 
durch das in den vorhergehenden §§. ange- 
Verfahren alle in §. 683 aufgezählten Bedin- 
«eh^*” werden, so muss auch die Messung 
nahe ein richtiges Resultat geben, vorausgesetzt, 
