376 Angewandte Krystallographie- 
dass das Instrument genau gearbeitet, die 
nen der Messung sorgfältig vollzogen worden, und * 
Krystallflächen gut spiegelnd sind. Weil jedoch, 
aus den Unvollkommenheiten des Instrumentes h**' 
siclitlich der Theilung, Centrirung u. s. w-, 
tbc'l* 
ans der Unvollkommenheit der Sinnesorgane, der 
oder weniger günstigen Stimmung des Beobacld 
u s. w., eine Menge kleiner Fehler entspringen, 
ren Gewicht nur durch öftere Vervielfältigung 
Beobachtung vermindert werden kann ; so ist eS 
die Messung zu repetiren, und statt des Resultn* ^ 
einer Beobachtung das Mittel aus einer g®" 
zen Reihe von Beobachtungen zu wählen*). 
Zu einer solchen Repetition der Messungen 
das Goniometer von der oben angegebenen Einii® 
tung sehr wohl geeignet. Nachdem nämlich der 
Winkel abgelesen und aufgezeichnet worden, dr®,^ 
man die Axe des Krystallträgers (ohne jene des 
ses zu bewegen) rückwärts, bis die CoincidenS 
Bilder wieder für die erste Krystallfläche Statt 
dann dreht man den Kreis selbst in derselben H'*’. 
tung wie das erste Mal, bis dieselbe Coincid®^^ 
auch für die zweite Fläche eintritt, und liest c", , 
zweiten Winkel ab. Dasselbe Verfahren 
derholt man, so oft man will, und erhält dadurch ®' 
Reihe abgelesener Winkel IF), /Fm . . . 
Jeden Winkel in dieser Reihe, vor dessen Ablß*'*^” 
das Ueberspringen der den Kreis arretirenden 
erfolgt, unterstreicht man, weil seine Ablesung 
nen neuen Halbkreis fällt, was bei der SuiniuJ® 
der Winkel berücksichtigt werden muss. 
*) Wie man auf dergleichen Reihen von Beohachtung®‘’^j^j^ 
Methode der kleinsten Quadrate und andere Kunstgriffe des 
biiitätscalculs anwenden kann, zeigte Gilbert in seinen 
1823, IX, und Kupffor in seiner gekrönten Preisschrift. 
