378 Angewandte Krystallographie. 
wird, wenn n die Anzahl der Beobachtungen, ^ 
letzte der Ablesungen, und m die Anzahl der U® 
gänge aus dem einen Halbkreise in den ander» 
Es wird daher auch das Mittel aus den Winkel» ‘ 
Vu u. s. w. allgemein 
V = 
m . 180“ — W, 
oder, mit Worten ausgedrückt: das Mittelresultat 
der ganze bei den successiven Drehungen des 1'^^^ 
ses durchlaufene Bogen, dividirt durch die Zahl 
j . 
Beobachtungen. Nun ist V das Supplement de» » 
messenen Kante, also diese selbst: 
W = 180° — V 
§. 689. 
Apparat zur Justirung der Kante. 
Da auf die Justirung der Kante Alles anko'’*^^j 
der gewöhnliche Wollastonsche Stellungsapparat 
Krystalles aber ein Hin - und Herprobiren »ä^ 
macht, so scheint mir ein Apparat sehr wünsch'’ 
werth, welcher die Justirung der Kante durch 
successive, nach bestimmten Regeln 
nehmende Bewegungen des Krystalles leicht 
sicher erreichen lässt, und die Operation von ® 
Probiren unabhängig macht; was dann um so »‘^j,^)) 
ger wird, wenn die Kantenlinie, welche gewöhn 
beim Aufkleben des Krystalles zur Richtschnur 
gar nicht vorhanden ist, und beide Flächen 
mehre zwischenliegende Flächen getrennt sin<l- 
solcher Apparat erfordert nur die HinzufügunS 
einzigen kleinen Maschinentheiles zu dem 
sehen Stelliingsapparate. 
vet' 
Statt des langen, in einer Hülse dreh - “'Ljjch' 
schiebbaren Stiftes.^ nämlich la.sse man in der 
bohrung c des Bogenfe de Fig. 793 eine 
schieb -, sondern nur drehbare Axe gehen, t' ® 
