388 Angewandte Krysiallographie. 
gleich entfernt zu wählen, weil dadurch nicht 
der aus dem Spielräume der Reflexion entspringen ^ 
Fehler gänzlich vernichtet, sondern auch der aus ^ 
Excentricität der Kante entspringende Fehler dur*^ 
einen sehr einfachen Ausdruck dargestellt wird*)- 
§. 696. 
Erfüllung der Bedingung a = b. 
Ein kleiner Planspiegel von geschwärztem 
der an einer, der Axe des Kreises parallelen, 
auf der Fussplatte des Goniometers befestigt 
würde einestheils die Bedingung der gleichen Ent 
nungen beider Objecte bequem und hinreichend ^ 
füllen, anderntheils auch den Vortheil gewähren, ‘V 
man den Winkel Ip immer etwas gross wählen 
während ein künstlicher Horizont, bei der 
Elevation der meisten Objecte, diesen Winkel » 
wöhnlich sehr spitz bestimmen Avürde. ( 
Die gehörige Justinmg der Kantenlinie ist, 
mittels des in §. 689 beschriebenen Apparates, j®® 
falls zu erreichen ; die Excentricität derselben 
der Spielraum der Reflexion bleiben also diejeP'^, 
objectiven Fehlerquellen, welche vorzüglich 
sichtigt Averden müssen. Wenn nun beide 
durch das einfache Mittel einer ZAveckmässigen ' ^ 
der Objecte vernichtet AVerden können, so scliC'P 
für den geAvöhnlichen Gebrauch des Goniometers 
vortlieilliafter, jenes Mittel in Anwendung zu bn' 
♦) Die Gleichheit der Entfernungen geAyährt auch 
Vortheil, dass die Coincidenz scharf beobachtet oi* 
weil das Auge beide Bilder gleich weit erblickt; sind 
Entfernungen sehr ungleich, so muss das Bild eines 
mit dem Bilde eines nahen Gegenstandes verglichen "er 
nie mit gehöriger Schärfe möglich ist, Aveil jedenfalls > ^|jcl' 
das eine Bild vom Auge fixirt wird, das andere nndc* 
sehen wird , und umgekehrt. 
