389 
Krystall/nessung. Cap. II. 
das Instrument durch zusammengesetzte und in 
'leien Fällen doch nicht ausreichende Centrirungsap- 
l^arate zu vertheuern, und weniger bequem zu machen. 
^"*1 die Einfachheit seiner Constniction und die 
'^^Uenilichkeit seines Gehrauches sind es gerade, 
nächst der Genauigkeit seiner Resultate dem 
^ “llastonschen Goniometer einen so entschiedenen 
'orzng ertheilt, dass es, wenigstens für den minera- 
'^S'schen Gehrauch, nicht so leicht durch andere ver- 
**^^*^8t werden wird. 
§. 697 . 
Malus’s Goniometer. 
öas Reflexionsgoniomcter von Malus besteht aus 
?*'ejn horizontalen Kreise, in dessen Mittelpuncte der 
j^'J'stall so befestigt wird, dass die zu messende 
7''Hte vertical steht. Die von einem entfernten ver- 
!^^len Objecte, z. ß. der Kante eines Hauses, der 
^Pitze eines Blitzableiters, kommenden und von den 
^'ystallflächen reflectirten Strahlen werden durch ein 
j.^'^irohr aufgefangen, dessen Axe der Ebene des 
'^'^ii^es parallel, und genau auf den Mittelpunct des- 
gerichtet ist, und dessen verticaler Faden mit 
®iu Rilj[ß jgg Objectes zur C'oincidenz gebracht wird. 
• Winkel, durch welchen die den Krystull tragende 
^^‘dade gedreht werden muss, damit die Coincidenz 
hei der Reflexion von der zweiten Krystallfläche 
findet, ist das Supplement des gesuchten Win- 
öieses Goniometer hat die Vortheile, 
' dass das Object sehr w'eit gewählt werden kann, 
'Vas bei dem Gebrauche des Wollastonschen 
Goniometers für Beobachter von kurzsielitigem 
0\ nicht wohl angohl. 
Dass die Lage des reflectirten Straliles durch 
das Fernrohr sicherer fixirt wird als durch die 
