m 
j 
Sitzungsberichte 
der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten 
Naturwissenschaften 
zu 
M a r li n r 
JVro. 2. Mai. 1893. 
In der Sitzung vom 17. Mai 1893 zeigte Hr. Prof. Feussner 
einen neuen Apparat zur Darstellung des Fresnel’schen Spiegel- 
versuchs vor und hielt sodann den folgenden Vortrag: 
Ueher das Abbe’ sehe Krystallrefractometer. 
1 . 
Ich habe in der letzten Zeit Veranlassung gehabt, mich des 
neuerdings von Herrn Abbe construierten Refractometers zu 
mehreren Messungen zu bedienen. Dadurch bin ich zu einer 
Untersuchung über dieses schöne, in verschiedener Beziehung 
so bequeme und brauchbare Instrument geführt worden, die 
ich im Folgenden mir mitzutheilen erlaube. 
Von einer genaueren Beschreibung sehe ich ab, da sie schon 
mehrfach gegeben ist*) und wende mich gleich zur Untersuchung 
der Fehlerquellen. 
Bekanntlich wird bei den Messungen der Körper, dessen 
Brechungsindex (n) bestimmt werden soll, mit einer ebenen 
Fläche auf die horizontale ebene Oberfläche einer um eine ver- 
ticale Axe drehbaren Halbkugel aus Glas von dem bekannten 
(grösseren) Brechungsindex N aufgelegt (s. Fig. 1); ist dann 
1) Czapski, Zeitschrift f. Instrumentenkunde 1890, S. 246, 269. — 
Neues Jahrb. f. Mineralogie etc., Beilage-Bd. VII, S. 175. 
