22 
Ausführung und Justirung des Instruments so klein, dass ihr Werth 
leicht aus der folgenden kleinen Tafel entnommen werden kann. 
IP 
Correction 
SS*» 
— 0,000102 
40*^ 
— 0,000114 
45" 
— 0,000120 
50" 
— 0,000121 
55" 
— 0,000119 
60" 
— 0,000111 
65" 
— 0,000100 
70" 
— 0,000085 
75" 
— 0,000068 
o 
o 
00 
— 0,000047 
85" 
— 0,000024 
90" 
0 
Das letzte Glied (•'>9 cos ip — 40) trägt darin bis zu 12 Ein- 
heiten der sechsten Stelle bei. Dieselbe Tafel kann auch zur 
Ermittelung des Werths der drei letzten Glieder in (21*) und 
(21a*) dienen, wenn man noch beachtet, dass in Folge des 
vorletzten Glieds bei den zwei ersten Werthen (für 35® und 40®) 
4, bei den drei folgenden (45® — 55®) 5 und bei den übrigen 6 
Einheiten der sechsten Stelle hinzuzufügen sind, so dass man 
hat für 35®: —0,0001 OG u. s. w. 
Beispiel. Mit Anwendung reflectierten Lichtes ergab sich 
bei einem Glasprisma, dessen Brechungsexponent von der Zeiss- 
schen Werkstätte zu 1,50094 angegeben war, als Mittel mehrerer 
Messungen 
33 = 590 9'5"9 ^==58®51T6"5 also 
i^ = 590o'ii"2. 
Daraus tolgt N^in ip— 1,501110, abzuziehen ist der obigen 
Tafel gemäss 0,000113, also haben wir 
1,50100, 
was um 6 Einheiten der fünften Stelle grösser ist, als der an- 
gegebene Werth, ein Resultat, welches mit Rücksicht darauf. 
