40 
es den Bemühungen von Sohncke, Schoen flies und des 
Vortragenden gelungen ist, die Bedeutung Hessel’ s bei den 
Fachgenossen zur allgemeinen Anerkennung zu bringen. 
Der Vortragende beendete seine Ausführungen mit den 
Schlussworten des erwähnten Aufsatzes: 
»Das Andenken an den ernsten, gründlichen und vielseitigen 
Forscher, der vor 100 Jahren der wissenschaftlichen Welt geschenkt 
wurde und dem erst eine spätere Generation den ihm gebührenden 
Lorbeer, welchen ihm seine Zeitgenossen verweigerten, zuerkannt 
hat, werde allezeit in Ehren gehalten!« 
In derselben Sitzung (17. Juni) demonstrirte Herr Professor 
W. Uhthoff ein neues 
halbbogenförmiges S treifenkeratoskop. 
Dasselbe besteht aus einem halbkreisförmigen Bogen, dessen 
Innenfläche mit einer Anzahl breiterer, parallel verlaufender 
weisser und schwarzer Linien bedeckt ist. Der Krümmungs- 
radius des Halbbogens beträgt 15 cm und ist derselbe an einer 
Handhabe, ähnlich wie beim sogen. Handperimeter (Schweigger) 
befestigt. Der Apparat wird auch analog wie das Perimeter 
an den unteren Orbitalrand des Untersuchten angelegt, letzterer 
mit dem Rücken zum Fenster stehend. Auf diese Weise wird 
es möglich vor Allem in horizontaler Richtung ein Spiegelbild 
der parallelen Streifen von der Innenfläche des Bogens auf der 
Hornhaut zu bekommen und somit die Krümmungsverhältnisse 
der.selben im horizontalen Meridian auf Einmal zu übersehen. 
Auch in den Meridianen, welche den horizontalen unter massigem 
Winkel kreuzen, gelingt es noch mit der keratoskopischen Figur 
des Bogens die ganze Hornhaut auf einmal zu übersehen, 
während im vertikalen und den angrenzenden Meridianen das 
nicht möglich ist; hier kann man sich aber in der Weise helfen, 
dass man während der Untersuchung successive nach oben und 
unten vom Mittelpunkt des Bogens gelegene Punkte fixiren 
lässt und so nacheinander die verschiedenen Abschnitte der 
Hornhautoberfläche durchmustert. Der Apparat bietet somit 
die Möglichkeit, im horizontalen Meridian die Cornea mit einer 
