53 
des vorliegenden Problems führt auf wichtige und interessante Sätze , die 
z. B. die Wirkung der Fliehkräfte in den einzelnen Neben- und Verbindungs- 
theilen klar übersehen lässt. Redner giebt am Schlüsse seines Vortrags 
einige Rechnungsresultate, die erkennen lassen, dass verhältnissmässig 
kleine Regulatoren mit Schwungkugelgewichten von nur 1,4 kg, einer 
mittleren Federspannung von 168 kg im Stande sind, in der Federaxe 
eine Energie von 16,8 kg bezogen auf 1/40 Tourenänderung zu erzeugen, 
gross genug, um den an der angewendeten Hahnsteuerung auftretenden 
Reibungswiderstand zu überwinden. 
Zum Schluss bemerkt der Vortragende, dass die Halle’sche Maschinen- 
fabrik und Eisengiesserei vorm. Riedel & Kemnitz in Halle a. S. das Recht 
der Ausführung der ihm patentirten Constructionen erworben habe 
und einen Versuchsmotor baue, der mit 350 Touren in der Minute 
arbeiten soll. 
Dritte Sitzung am 22. Octobei* 1885. Vorsitzender: Baurath Prof. 
Dr. W. Fränkel. 
Betriebstelegraphen- Oberin Spector Dr. R. Ulbricht bespricht das 
von ihm construirte Pr oportional-Galvanometer. 
Das vorgeführte Proportionalgalvanometer dient zu Widerstands- 
messungen und ist aus dem von Fl. Jenkin angegebenen entwickelt 
worden. Seiner Construction liegt die Absicht zu Grunde, eine Scala zu 
erhalten , welche für gleiche Widerstandsänderungen äquidistante Theilung 
zeigt; ein Vortheil, welchen die bisher bekannt gewordenen Proportional- 
galvanometer nicht bieten. 
Das Galvanometer besitzt zwei wie die Ringe von Tangentenbussolen 
gestaltete, gieichgrosse Drahtringe I und H, welche, im rechten Winkel 
zu einander gestellt, sich an der Peripherie berühren. Da, wo sich die 
Achsen beider schneiden, liegt der Drehpunkt der Magnetnadel. Die 
Schaltung ist dieselbe wie bei einem Dilferentialgalvanometer , doch sind 
beide hierbei entstehende Stromzweige Ji und J 2 über beide Ringe I und H 
derart geführt, dass sich die magnetischen Momente der Ringe verhalten 
wie Ji— J 2 : J 2 — Ji. 
Ist X der zu messende Widerstand, G der Widerstand jedes Galvano- 
meterzweiges und a der Nadelablenkungswinkel bei aufgehobener Wirkung 
des Erdmagnetismus, so bestehen die Gleichungen: 
i _ - und i — t ™ tan a, oder tan a = 
X äJo vT — X 
Bei dieser Grösse von tan a ergiebt sich Folgendes: 
Zieht man im Quadranten des Nadel weges eine grösste (unter 45 ® 
geneigte) Sehne von der Lange G, so ist die auf dieser Sehne gemessene 
Nadelablenkung gleich x; d. h. die Ablesung der Widerstandsgrösse hat 
