3 
I. lieber die Sternwarte des Herrn B. von Engelhardt 
in Dresden. 
Im Herbste des Jahres 1877 hatte ich in Dresden in einem gepach- 
teten Theile eines Gartens (Leiibnitzer Strasse Nr. 2) eine Sternwarte 
errichtet, welclie aus einem massiven Thurme nebst Meridian und Bibliothek- 
zimmer bestand. Die Position dieser Sternwarte war: Länge Im 18», 37 
östlich von Berlin, Breite + 51 2' 30'',95. Das Hauptinstrument be- 
stand aus einem 8 zölligen Aequatoreal von Howard Grubb in Dublin 
(England), von einer vollkommenen Construction , mit welchem ich 
eine Reihe von Mikrometerbeobachtungen des Brorsen’schen Kometen 
angestellt habe. Der Besuch dieser Sternwarte war für mich sehr unbequem, 
weil sie ziemlich weit von der Wohnung entfernt lag, deshalb beschloss 
ich, eine Villa nebst einer neuen Sternwarte (Liebigstrasse 1) zu bauen. 
Dieser Neubau wurde im Herbst 1^79 fertig und die alte Sternwarte im 
Sommer 1879 abgetragen. Im massiven Thurme der neuen Sternwarte, 
in einer Höhe von 12 Meter über dem Erdboden, auf einem massiven 
Steinpfeiler von 2,5 Meter Durchmesser, welcher gänzlich von den anderen 
Fundamenten isolirt ist, um die Erschütterungen des Bodens abzuschwächen, 
steht das H auptinst rume nt: ein Aequatoreal, von H. Grubb in 
Dublin gefertigt. Das Objectivglas hat eine freie Oeffnung von 306 Milli- 
meter und ist dieses Instrument das zweitgrösste in Deutsch- 
land, indem es nur vom grossen Strassburger Aequatoreal an optischer 
Stärke übertroffen wird. Der Stundenkreis des Instrumentes bei einem 
Durchmesser von 0,8 Meter wird bis auf 4 s und der Declinationskreis bei 
einem Durchmesser von 0,5 Meter wird bis auf 30 " mittelst Verniers 
abgelesen. Die Ablesung des Declinationskreises geschieht durch ein 
Fernrohr in der Nähe des Oculars. Das Positionsmikrometer nebst dem 
Beleuchtungsapparate ist ein wahres Meisterwerk der Gebrüder Repsold 
in Hamburg. Um die Spinnefäden des Mikrometers und die verschiedenen 
Theihingen bei Nacht zu sehen, werden dieselben beleuchtet. Die Moderirung 
der Beleuchtung vom hellsten bis zum schwächsten Lichte geschieht durch 
Drehung eines Körpers. Ein einziges kleines Lämpchen beleuchtet: die 
hellen Fäden auf dunklem Felde, das helle Feld mit dunklen Fäden, die 
beiden Mikroskope des Positionskreises, die Trommel der Mikrometer- 
schraube, die Auszugstheilung am Fernrohr und den Declinationskreis. 
Zti dem Aequatoreal gehören ferner: 6 negative und 6 positive Oculare, 
ein Polarisations - Helioskop und ein Ringmikrometer. Der Sucher des 
Aequatoreals ist von Reinfelder und Hertel in München und hat ein 
Objectivglas von 136 Millimeter Oeffnung bei 2,5 Grad Gesichtsfeld. An 
Ges. Ms in Diesden, 1885. — Abh. 1. 
