INSTRUMENTS. 51 
genre , rinstrumeut le plus léger , le plus simple et le 
meilleur marché , mais la fabrication en est difficile et a 
lieu, surtout à Paris. Il est composé de deux parties réu- 
nies par un tube capillaire, dont la petitesse d u trou obvie 
a tout mouvement rapide du mercure et aux dangers de 
la fracture des tubes de manière qu’on n’a pas besoin de 
xer la colonne de mercure. L’ouverture ordinaire 
du baromètre a siphon est dose et il n>y a qu’un trou 
imperceptible, qui est suffisant pour rentrée de l’air, 
sans laisser passer pour cela du mercure. ’ 
M. Goedeking a proposé aussi un baromètre très 
simple , son tube plonge dans une petite cuvette cylin- 
rique en bois ou en verre et rempli à moitié de mer- 
cure , tandis qu une plaque de fer fortement rembourée 
etmunie extérieurement d’une vis, sert à presser la masse 
et à la rendre immobile en en remplissant le 
ubeNeanmo,„sceti,.stru.ne„tmanq„eaisémentd’^^^ 
titude , surtout pour les mesures de grandes élévations 
a cause des corrections nécessaires à faire pour la bautcur 
variablc du mercure dans le vase ; d’ailleurs les tubes 
cilTmenf*^* ga'antis extérieurement , se brisent trop fa- 
, à cuvette de Fortin a acquis une grande 
Sc, f '7 r*' ' construction , la grande 
emnlni" r ' csidtats qu’il procure et la lacilité de son 
nanf ,1 ^ '“s'cument est un tube de verre se tenni- 
nlar ■ ** ** *cte en bois 
iusau^anT* '** > permet de pousser le mercure 
deZuricJal"^ 'e tube. M. Borner, 
de M. FortiinToinr^ub 
ntl rd in fil. J .1 I • ‘Ju baromètre est placé dans 
côtés^ai s • h ^ garni de peau et fendu des deux 
la 1 ^**^*'^''^* cchelle, afin de pouvoir examiner 
•a colonne mercurielle et la mesurer au moyen d’un 
