34 
INSTRUMENTS, 
et s’il SC perd du mercure, ce qui arrive aussi souvent 
dans les autres baromètres , cela n’est d’aucune impor- 
tance , à moins qu’il ne s’en échappe une trop grande 
quantité. Dans ce dernier cas il faut remplacer le métal 
qui s’est perdu. 
.Pour observeravcc cet instrument, on pousse la colonne 
mercurielle dans le tube fermé à une extrémité jusqu’au 
pointnormal rr indiqué sur une plaque d’ivoire, par deux 
lignes horizontales très fines, ctonlitsur l’échelle, à côté 
de l’autre tube et au moyen d’un nonius, la hauteur du 
mercure dans ce dernier. 
Cet instrument, encore peu connu et revenant à 
44 florins ou environ 90 francs, est fondé sur les prin- 
cipes suivants : Le baromètre doit mesurer l’élasticité 
absolue et la pression de l’air, mais d’après la loi de 
Mariotte, les volumes de l’air comprimé inégalement 
sont inversement proportionnels à leurs élasticités , 
donc on peut déduire l’élasticité originaire de l’élas- 
ticité augmentée d’une masse d’air renfermée et 
comprimée plus fortement. Or, dans l’instrument en 
question, on produit cet accroissement d’élasticité, en 
comprimant l’air dans le tube fermé supérieurement 
par l’ascension forcée du mercure jusqu’à une certaine 
hauteur, tandis qu’il monte proportionnellement dans 
le tube opposé. La capacité de tout le premier tube 
étant=m, la capacité de sa partie b 7t=a, l’élasticité de 
l’air avant la compression = x le poids de la colonne 
mercurielle dans le tube c d= on aura 
m — a 
Si on prend m — a = n on aura ; 
