I!VSTnüMENTS. 
avant par le mercure, l’esprit de vin n’ayant pas cette 
Force, les laisse au contraire dans l’endroit où elles ont 
été portées. 
Le thermomètre ainsi construit est attaché sur une 
planche, qui porte en même temps Une échelle construite 
d après un bon thermomètre, et placée de manière à 
pouvoir indiquer les mouvements du cylindre de mer- 
cure. 
Loreque 1 esprit de vin se dilate, le mercure pousse 
la pointe d’acier, bc, devant soi par son extrémité la 
plus éloignée, et la laisse là en se retirant, ce qui sert 
alors à faire apercevoir les maxima de température, 
comme la place de la pointe d’acier à l’autre extré- 
mité, marque les niinima. Il est évident que pendant 
l’observation, le thennomèlre doit être horizontal, 
tandis qu’auparavant ou l’a mis dans une position ver- 
ticale, afin de faire descendre par leur poids les pointes 
d acier sur les extrémités du cylindre de mercure. 
Un autre thermomètre h maxima et minima esc celui 
du docteur Rutherford ( pi. Il , Jig. ao ), il est com- 
posé de deux thermomètres , l’un à mercure et l’autre à 
esprit de vin, attachés tous deux dans une position ho- 
rizontalesur une plaque de verre sur laquelle est gravée 
l’échelle de chacun d’eux. Le thermomètre à mercure 
renferme, dans son intérieur, un petit cylindre d’acier, 
que le mercure pousse devant lui dans sa dilatation et 
qui, restant lors de sa contraction , sert à indiquer les 
maxima de température. D’une autre part le thermo- 
mètre H esprit de vin contient un tube capillaire de verre 
avec une petite tête qui , par sou adhésion au liquide , 
ne s’en sépare jamais, ce qui fait qu’il suit ce dernier 
lors de sa contraction sans remonter lorsque le liquide 
SC dilate, ainsi les minima de température se trouvent 
naturellement indiqués. 
