180 MESL'BE DE HAUTEURS. 
Pour la mesure des hauleurs par le baromètre, il faut 
avoir encore égard , dans la pratique , aux règles sui- 
<•’ antes : 
i“ Quand on mesure aux deux stations avec le même 
baromètre, la précision de l’instrument n’est pas abso- 
lument nécessaire, tandis que si ou emploie deux baro- 
mètres , il faut les compai'er ensemble, quoiqu’on ne 
doive s’attendre à trouver que très peu de différence 
dans ceux construits par d’habiles artistes j 
a" Les stations des deux baromètres comparés ne 
doivent pas être trop éloignés les uns des autres , car, 
sans cela, les instruments peuvent être influencés aisé- 
juent par des causes locales. Lorsque cela est possible, il 
i‘st bon d’établir ses comparaisons sur deux baromètres, 
entre lesquels rinstruineot dont ou se sert pour mesurer 
tienne le milieu. 
Si on veut trouver la hauteur absolue des points à 
mesurer, il faudra connaître, l’élévation au-dessus de la 
mer de la station ou des stations où l’on fait des obser- 
vations barométriques com para li vos. Il n’est pas assez 
exact de calculer les hauteurs absolues d’après la hau- 
teur moyenne de la colonne mercurielle au niveau de 
larner; carie baromètie varie trop à cet égard dans 
les latitudes moyemics et élevées : cette méthode ne 
pourrait tout au plus être employée que sous l’équateur 
et dans des latitudes très basses, où le baromètre est 
beaucoup plus stationnaire; 
3“ Il faut savoir aii-si bien apprécier, à la vue, la 
b.aiitcur véritable de la colonne de mercure, et 
prendre- cxacieincnt la température de l’air. Pour le 
premier point, il est prudent de su.spendre le baro- 
mètre à l’ombie ou, faute d’ombre naturelle , à celle 
d’un manteau ou de tout au'rc ob.et, puis il faut atten- 
dre qu’il soit refroidi coiivcuablcmeul, lorsqu’il aura 
