50 
Dieses zweite Verfahren benutzte schon Herr Tornöe, der sich für seine 
Zwecke mit einem Trog aus Spiegelglas begnügen konnte. Die grösste 
Schärfe der Beobachtungen ergiebt sich, wenn sowohl umgefüllt als auch 
hei jeder Füllart von entgegengesetzten Seiten beobachtet wird. 
Das Folgende geht einerseits auf die Methode selbst weiter ein, giebt 
die Theorie des Umdrehverfalirens, Untersuchungen über den Genauigkeits- 
grad, den Temperatureinfluss u. s. w., andererseits sucht es durch geeignete 
Wahl der Messobjecte eine Vervollständigung meiner früheren Unter- 
suchungen über Lichtbrechung und Dichte zu liefern*). Dieser Gegen- 
stand erhielt in letzter Zeit weitere Förderung durch Arbeiten von 
Dijken**) in derselben und solche von Leblanc und Rohland***) in 
ähnlicher Richtung. 
§ 2. Yersuchsanordnung.f) 
Die Glasplatten für den Doppeltrog lieferte Steinheil ff). Während 
Stirn- und Rückplatte (B. u. C. Fig. 1), welche aus dickerem Glas bestehen 
können, so gut waren, dass ihr Keilwinkel unter 0,5" blieb, dem kleinsten 
mit meinen Mitteln noch erkennbaren Betrag, hatte die nothwendigerweise 
dünnere Scheidewand einen solchen von 4". Durch geeignetes. Ausschneiden 
dieser Platte aus dem Ganzen wurde erstrebt, die brechende Kante mög- 
lichst horizontal zu stellen, was soweit gelang, dass in einem Horizontal- 
schnitt der Keilwinkel nur noch 1,3" betrug (s. p. 61). Das Zusammen- 
kitten des Troges, dessen weitere, aus Spiegelglas bestehende Platten 
ebenfalls von Steinheil herrührten, besorgte ich selbst und verwendete 
dabei theilweise Asphalt, da das früher verwendete Wachs und Colophonium 
bei Temperaturänderungen zuweilen abspringt, was Aenderungen der 
Trogwinkel veranlasste. Hart gewordener Asphaltlack mit etwas Chloro- 
form dickflüssig in der Wärme angerührt, kittete ausserordentlich constant. 
Der Winkel / (Fig. 1) . zwischen Stirn- und Rückplatte betrug z. B. 
Januar 1898 4' 2", August 1898 wieder 4' 2". Da der Nonius des Spectro- 
metersfff) 20" angab und 5" im Allgemeinen zu schätzen gestattete, ist 
die Uebereinstimmung beider Werthe zum Theil Zufall. 
Um die erforderliche Temperaturconstanz zu erhalten, befand sich 
das Spectrometer in einem fensterlosen Zimmer des Sockelgeschosses, 
welches, rings von anderen Zimmern umgeben, keine Aussenwand besass. 
Die Temperatur hielt sich viel constanter wie in den „Räumen für constante 
Temperatur“ im Keller, welche ich früher a. a. 0. benutzte. Ueber Nacht 
traten nur Aenderungen von 0,1° ein. Durch Heizen der einen, Lüften 
der anderen umliegenden Zimmer und Oetfnen der geeigneten, vom 
Beobachtungsraum zu diesen führenden Thüren liess sich die Temperatur 
auch während des Arbeitens halten. 
*) W. Hallwachs, Gott. Nachr. 1892, Nr. 9; Wied. Ann. 47, 1892, p. 380; 
50, 1893, p. 577; 53, 1894, p. 1; 55, 1895, p. 282. | 
**) Dijken, De Moleculairrefractie van verdunde Zoutoplossingen. Diss. Groningen 
(Hoitsema) 1897; s. ferner Borgesius, Wied. Ann. 54, 1895, p 221. 
***) Leblanc und Hohl and, Zeitschr. f. phys. Chem. XIX, 2, 1896, p. 261; s. a. 
Leblanc, 1. c. IV, 1889, p. 553. 
f) S. a. Wied. Ann. 50, 1893, p. 580 und 581. 
ff) Tröge aus prima Glas wird derselbe zu ca. 90 M. incl. Kittung (Asphalt) liefern, 
fff) Das Spectrometer hatte mir Herr A. Toepler die Freundlichkeit zu leihen, 
wofür ich ihm auch hier meinen besten Dank ausspreche. 
