waarmee alle onder beschreven proeven zijn uitgevoerd en die ons 
zeer goed heeft voldaan. De balans beslaat uit een houten bodem A, 
voorzien van drie stelschroeven en een afneembare houten kast B, 
waarvan de voorzijde uit glas bestaat. De balans rust op een plank 
C, die met drie caoutchouckurken op de wandconsole D is geplaatst. 
Op den bodem ligt de glazen plaat E, waarop het statief F is vast- 
gekit. Het juk G bestaat uit een dunne glasstaaf, voorzien van een 
stukje van een scheermes, dat met lak aan het juk is bevestigd en 
vrij op het glazen plaatje H rust. Het ééne uiteinde van G 
eindigt in een dunne glasdraad I, die zich beweegt langs eene 
schaalverdeeling op het celluloid plaatje K. Aan het andere einde 
van het juk is een zeer dun k war tsd raadje L bevestigd, voorzien 
van een glazen haakje M, dat voor het ophangen der kroesjes 
dient. Het juk wordt in zijne beweging beperkt door de horizontale 
glazen staafjes N~ en O, zoodat slechts kleine schommelingen moge- 
lijk zijn. Verder zijn het schietlood P, hangende boven een merk- 
teeken op den bodem, het droogvat met geconcentreerd zwavelzuur 
Q en de sluitplaat R, welke voor het inbrengen en uithalen der 
kroesjes dient, in de figuur aangegeven. Bij de weging heeft bij 
voorzichtige behandeling geen verschuiving van het mes in de 
richting links-rechts plaats, indien althans het plaatje H met behulp 
van een waterpas of fietskogeltje goed horizontaal gezet is; de 
eenige beweging, die optreedt, is eene kleine draaiing om een ver- 
tikale as, die den wijzer iets van de schaal K verwijdert. Om dezen 
afstand steeds zeer klein te houden, wat voor het aflezen van den 
wijzerstand in het horizontaal voor K staande microscoop noodig 
is, dient de glazen buis S, die in een zeer dunnen glasdraad 
eindigt en buiten de kast gedraaid kan worden. Mocht eene be- 
weging van het juk in de richting links-rechts plaats gevonden 
hebben, dan kan de oorspronkelijke stand hersteld worden door het 
juk te brengen op O en het kurkschijfje van T, die weder om een 
horizontale as van buiten gedraaid en in- en uitgeschoven kan 
worden. Het afnemen van de balanskast is dan ook alleen noodig 
voor het ververschen van het droogmiddel Q. Het microscoop bezit 
een oculairmicrometer; de waarde der schaaldeelen K is uitgedrukt 
in die van den micrometer als eenheid. De gebruikte gewichtjes zijn 
eveneens met den oculairmicrometer 'geijkt. (Daartoe werd eerst de 
schaalwaarde van het kleinste gewichtje direct bepaald en daarna die 
van het verschil tusschen twee opvolgende). Elk gewichtje, het grootste 
weegt ca 3 mgr., het kleinste 0.2 mgr., correspondeert dus met een 
bekend aantal schaaldeelen. De weging geschiedt volgens de com- 
pensatiemethode. Een kroesje (fig. 3 a) met het bakje (fig. 3b) en 
