554 
gaan. Daartoe was het interessant om te onderzoeken, of de afwij- 
kingen van de fnnetioneele doorsnee van de werkelijke bij verschil- 
lende drnkbalansen denzelfden gang vertoonen. Eenig idee hierover 
zou men kunnen verkrijgen door de druk balans van Prof. Cohen 
te Utrecht te vergelijken met de kleine en groote drukbalans van 
het instrumentarium van het van der WAALS-fonds, welke verge- 
lijking plaats had te Amsterdam van October tot December 1915. 
Onderzoek. De Utrechtsche drukbalans is uiterlijk geheel gelijk 
aan de kleine Amsterdamsche; alleen is de werkelijke doorsnee niet 
1, maar {- cM 2 , zoodat haar meetgebied reikt tot J000 atmosferen. 
De vergelijking van de fnnetioneele doorsnee der twee toestellen 
werd uitgevoerd door een met waterstof gevulde meetbuis, zooals 
die door Walstra in zijn dissertatie is beschreven 1 ), als indicator te 
gebruiken. De meetbuis werd dan achtereenvolgens in verbinding 
gebracht met de twee te vergelijken drnkbalansen, terwijl de tempe- 
ratuur van het gas zoo goed mogelijk constant gehouden werd op 
25°. De resultaten van de metingen bij verschillende drukkingen 
voor verschillende vullingen in verschillende meétbuizen op de aan- 
gegeven data zijn opgenomen in de volgende twee tabellen. 
TABEL I. 
Verhouding funct. doorsnee Amst. kl. en Utr. drukb. 
Belasting 
in K.G. 
14 Oct. 
15 Oct. 
16 Oct. 
19 Oct. 
20 Oct. 
27 Oct. 
16 Nov. 
18 Nov. 
88 
3.993 
109 
3.993 
3.993 
147 
' > 
3.993 
151 
3.993 
3.992 
3.993 
3.992 
167 
3.991 
195 
3.993 
3.991 
3.991 
204 
3.991 
223 
3.992 
242 
3.990 
3.991 
3.991 
3.991 
3.990 
5 K. W. Walstra, Dissertatie Amsterdam 1914. Zie ook deze Verslagen 22, 
689, 1913/14. 
