285 
k lieerde tusselienruimte, gebezigd, hetwelk met een ingeslepen thermo- 
meter werd gesloten. In het meerendeel der gevallen werden de 
specifieke gewichten in thermostaten bij 25°, 50° en 75° C. bepaald. 
Bij vloeistoffen met laag kookpunt moesten echter deze metingen 
ook in smeltend ijs, of in kondmakende mengsels van zont en ijs, 
resp. in zulke van vast koolzuur en alkohol uitgevoerd worden; en 
daartoe leent zich de pyknometrische methode om vele redenen 
aanzienlijk minder goed dan de volumetrische methode. Meer in het 
bijzonder bij de bepaling van het soortelijk gewicht der laag-kokende 
alifatisehe aminen, die bovendien begeerig koolzuur en waterdamp 
uit de lucht tot zich trekken, bleek de volumeter in deze gevallen 
wel het eenige bruikbare instrument te zijn; bovendien was het 
noodig, om bijzondere voorzorgen te treffen bij het vullen van het 
instrument. Daarom had de vulling als volgt plaats: De vluchtige 
stof bevindt zich in het dichtgesmolten vat A (fig. 1), hetwelk in een 
DEWAR-glas,. met een mengsel van vast koolzuur en alkohol gevuld, 
geplaatst is. Onder voortdurend afkoelen van A wordt nu het vat, 
nadat de glaspunt afgebroken is, snel aan het verdere glazen apparaat 
vastgesmolten. Door 1\ wordt droge lucht ingeblazen die door natron- 
kalk van koolzuur bevrijd is, terwijl de vet-vrije kranen bij i\ en 
r 2 geloten zijn. Dan wordt 1\ dichtgesmolten, en thans de volumeter 
1” aangesmolten, waarbij de lucht door 7 7 2 ontwijken kan. Als dit 
volbracht is, wordt ook T. 2 dichtgesmolten; de kranen i\ en r 2 
worden geopend, en het geheele apparaat geëvakueerd. Nu wordt 
de volumeter V in het koudmakend mengsel geplaatst, en de kraan 
r x geopend, en zoodra de gewenschte hoeveelheid vloeistof van A 
naar V overgedistilleerd is, waarbij de damp daarvan nog de met 
droog Ba O gevulde buis B passeert, en aldaar de laatste sporen 
• vocht afgeeft, wordt F afgesmolten op een plaats, welke aanzienlijk 
hooger gelegen is dan de hoogste deelstreep van de kapillair, en 
vervolgens wordt het geheele instrumentje nauwkeurig gewogen. 
Alsdan worden de volume-metingen bij de gewenschte temperaturen 
