286 
uitgevoerd ; daarna wordt de kapillair geopend door voorzichtig de 
uitgetrokken glazen punt af te snijden, en vervolgens wordt het leege, 
goed gereinigde apparaat, benevens het afgesneden stuk glas, gewogen. 
Het verschil van beide wegingen is het gewicht der gebezigde 
vloeistof, welks volumina thans bij de verschillende temperaturen 
bekend zijn. aangezien de volumeter van te voren nauwkeurig geijkt 
is. Na de noodige korrektie’s is uit deze gegevens het soortelijk 
gewicht bij de temperaturen i. c. gemakkelijk te berekenen. 
De kapillairen moeten zuiver cylindervormig zijn ; zij zijn dik wand ig, 
en nauwkeurig gekalibreerd met behulp van vloeistoffen, van welke 
bij eene reeks van temperaturen de soortelijke gewichten volledig 
bekend zijn. De ervaring leert, dat in de meeste gevallen de derde 
decimaal van het verkregen getal nog zeker is, — eene nauw- 
keurigheid, welke voor het onderhavige doel geheel voldoende is. 
§ 2. Het spreekt vanzelf, dat bij de organische stoffen met hooger 
smeltpunt, en a fortiori bij de bij zeer hooge temperaturen smeltende 
zouten, noch van pyknometers, noch van volumeters gebruik gemaakt 
kon worden. 
In deze gevallen moesten wij onze toevlucht nemen tot eene zuiver 
hydrostatische methode; waarbij van een drijver gebruik gemaakt 
wordt, welke verderop meer uitvoerig beschreven is. Alleen in die 
gevallen, waarin de onderzochte stof zóó vluchtig was, dat zich 
tegen den draad snel een sublimaat afzette, was het niet mogelijk, 
deze methode te volgen. In zulke, — gelukkig zeer* zeldzame ge- 
vallen, — moest van eene bepaling van het specifiek gewicht geheel 
en al worden afgezien. Hetzelfde bleek soms het geval, als de 
viskositeit der smelt ot' hare oppervlakte-spanning bepaalde grenzen 
te boven gingen. 
Het apparaat, dat ons diende bij de bepaling van het soortelijk 
gewicht der gesmolten zouten, tot temperaturen van 1500° C. toe, 
had na vele veranderingen en vervormingen, tenslotte de volgende 
gedaante (fig. 2) verkregen. 
Aan de eene schaal van eene gevoelige analytische balans, is een 
zoo dun mogelijke platina-draad F (cirka 80 cM. lang) met behulp 
van een oogje bevestigd. Tot temperaturen van 1200° tot 1600° C. 
moet zulk een draad minstens 0.8 mM. dik zijn, aangezien hij anders 
te snel zou breken wegens de weekheid van het platina bij zulke 
hooge temperaturen. De draad passeert eene smalle, cylindrisch- 
uitgeboorde opening in den bodem van de balans-kast, een tweede 
dergelijke opening in de plank 73, en vervolgens een derde kanaaltje 
in het waterscherm S, dat, voortdurend door koud water doorstroomd, 
