727 
een instrument van de tweede groep, dan ontstaat een nieuw instru- 
menttype met een eigenschap die geen der beide samenstellende 
deelen bezit. 
Wordt b.v. de naald van een spiegelgalvanometer mechanisch ver- 
bonden met de bewegelijke spoel van een electrodynamometer, 
waarbij zorg gedragen wordt, dat de draaiingsassen van beide deelen 
tot een wordt, dan kunnen wij achtereenvolgens eenzelfde stroom 
door de beide instrumenten laten vloeien, en zorg dragen, dat de 
stroomrichting zoodanig gekozen wordt, dat de beide gekoppelde 
deelen ieder voor zich trachten het gekoppelde systeem in tegen- 
gestelde richting te draaien. 
Noemen wij de stroomsterkte /, den uitslag q, de galvanometer- 
constante a en de electrodynamometerconstante b, dan geldt, wanneer 
de samenstellende deelen afzonderlijk beschouwd worden: 
1 — a q> en I = b j/ryo 
Voor de combinatie der beide instrumenten, dus voor het gekop- 
pelde systeem geldt dan 
i r 
Dit is de vergelijking voor een parabool; wij kunnen daarom 
dergelijke instrumenten die uit de combinatie van een instrument 
met lineairen en een instrument met quadratischen uitslag bestaan 
den naam geven van instrumenten met parabolischen uitslag. 
Uit de vergelijking die den uitslag voorstelt volgt onmiddellijk, 
dat niet alleen bij een stroomsterkte van / = 0 de evenwichts- of 
nulstand bestaat, doch dat ook een nulstand bestaat bij een stroom- 
sterkte 
■*■=- • • • ( 2 ) 
a 
Noemen wij de uitslagsrichting die bij kortsluiting der electro- 
dynamometerwindingen ontstaat positief, dan vinden wij dat een 
maximale uitslag in positieve richting verkregen wordt wanneer 
__ b ' 2 
~ 2a 
b 2 
De uitslag bedraagt daarbij — . 
4a 2 
Alle stroomen welker sterkte tnssehen 7 = 0 en I = b 2 : a in 
ligt, zullen eveneens positieve uitslagen geven. Stroomen grooter 
dan / = b 2 : a zullen negatieve uitslagen geven. Hetzelfde geschiedt 
voor stroomen die kleiner dan 0 zijn, d.w.z. na stroomomkeering. 
Voor uiterst zwakke stroomen, die weinig van 0 verschillen, 
47* 
