1318 
buis h^cl^ aangebracht, waardoor het gas, bij eene eventueele verstop- 
ping in (/j of door de veiligheid ?; met terugslagventiel voor het 
kwik en in vloeibare lucht koud gehouden t7-vormige bocht voor 
het beschermen van den calorimeter tegen kwikdamp, naar buiten 
kon ontsnappen, of door naar R kon teruggevoerd worden. 
Van af den bodem is in F eene kamer ingelaten, waarin de 
kern Kni ‘«el stook- en thermometerdraden (Meded. N“. 143, Oct. 
1914, 147a, Juni 1915) wordt geschroefd. 
Ten einde de warmtegeleiding in het gecondenseerde gas te bevor- 
deren is in het fleschje kopergaas f\ aangebracht en aan de wanden 
vastgesoldeerd. Een drietal koperen staafjes dienen voor hetzelfde 
doel, in het bijzonder ook om te verhinderen dat bij het weder 
smelten en daarna verdampen van de vaste stof, het gedeelte hiervan, 
dat zich dicht bij de openingen der buizen d^, bevindt, langer 
dan het overige zou kunnen vast blijven en het uitstroomen van de 
vloeistof resp. het gas zou kunnen belemmeren. Verder kon van uit 
het reservoir H eene kleine hoeveelheid H^-gas toegelaten worden 
ten einde de warmtegeleiding tusschen de eventueel los naast elkander 
liggende kristallen of gedeelten van het gecondenseerde gas tot stand 
te brengen wanneer de dampspanning hiervan daarvoor te klein 
geworden is. 
De warmtegeleiding in de stikstof bleek voldoende om na do ver- 
hitting bij de calorimetrische proef de temperatuur binnen enkele 
minuten gelijkmatig te doen worden. Anderzijds was de warmte- 
geleiding door de glazen buizen voldoende klein zoodat bij 
goed vacuum in het calorimeterglas de temperatuur van den calori- 
meter vóór en na de pi’oef een genoegzaam kleinen gang vertoonde. 
Als voorbeelden geven we in Fig. 3a en b den gang van den gal. 
3S_ 
52- 
3D_ 
28- 
2B_ 
2A_ 
22 _ 
'ér tïQ uO gb i^' ztb 2^0 zzb aio 33b ssb 33b icb a ^ xzsec . 
Fig. 3&. 
sb 12b 15b isb 2ib z^b sioxzsn: 
Fig. 3a. 
