1319 
vanoraeter bij een tweetal metingen ^,bij resp. 15,3 en 61,7° K., 
vergel. tabel I) weer. 
De inbond van het flescbje F bedraagt ongeveer 50 cm’. 
Voor de metingen verwijzen we verder naar de beschrijving in 
Meded. N“. 143 § 2, voor de koolbuis tot bet instandhouden van 
het vacuum, die in Fig. 1 is weggelaten, naar Meded. N". 143 Fig. 1. 
Ten einde de schaal van den thermometerdraad Auc^ bij de tem- 
peraturen van vloeibare telkens vast te leggen, wat overeenkomstig 
Meded. N®. 147rt p. 336 noot 3 minstens bij twee temperaturen, nl. 
bij ongeveer 20,3 en 14° K. plaats vond, was voor de meting van 
de dampspanning van de waterstof in het bad eene dampspannings- 
buis p aangebracht. De dampspanning werd (na openen van de 
kraan afgelezen op den manometer M. 
Voor de temperatuurmeting verwijzen we naar Meded. N“. 143 
§ 2 en 147a § 1. 
De warmtecapaciteit van het calorimeterfleschje F met de kern 
Kiji werd door afzonderlijke metingen in vloeibare waterstof en in 
vloeibare lucht bepaald. 
§ 3. Het tripelpimt van stikstof. 
De stikstof was bereid en behandeld op dezelfde wijze als die 
welke voor Meded. N®. 145è, c en cl gediend heeft (zie Meded. 
N®. 1456 § 2), zoodat op een hoogen graad van zuiverheid mag 
gerekend worden. Zoowel de analyse met koper in ammoniakale 
vloeistof (Hbmpel), als die met pyrogalluszure kali leverden dan ook 
voor het zuurstofgehalte minder dan 0,1 op. 
Voor de temperatuur van het tripelpunt van stikstof vonden wij 
63.06° K. 
Deze temperatuur ligt hooger dan de door Fischer en Alt’) 
gevondene : — 210,52° op een Hj-thermometer met p^ = 96 cm., 
lager dan de door Holst ’) uit de metingen van v. Siemens afgeleide 
temperatuur : 63,25° K. 
§ 4. Atoomwarrnte van vaste stikstof. 
In tabel I zijn de uitkomsten der metingen betreffende vaste stik- 
stof vereenigd. (Zie tabel p. 1321). 
1) Wij betuigen gaarne onzen hartelijken dank aan de Hoeren P. G. Gath en 
J. M. Burgers voor hunne hulp bij deze metingen. 
2) K. T. PiscHER und H. Alt. Ann. d. Phys. (4) 9 (1902), p. 1149. 
G. Holst. Meded. No. 148a (Sopt. T5). 
h Ten einde te zien of in vaste stikstof omzettingspunten optreden, werd bij de 
