1741 
Welke waarde dus de thermodynamische teraperatnnr van het 
Pd smeltpunt ook hebben moge, steeds zal men aan een zoodanige 
waarde moeten toekennen dat: 
{ 
1 1 
1336 Tpdsmp 
Aan deze betrekking is niet altijd voldoende aandaeht geschonken. 
Zoo vindt men bijv. in Circnlar 35 of the Bureau of Standards 
2"'^ ed. 1915, naast het palladium smeltpunt 1549° de waarde 
Cj = 14500. Hieruit zou volgen L = 2,B95 d. i. 0,25 "/o groot, 
terwijl de experimenteele bepalingen slechts 0,03 "/o afwijken. 
1. Langmuir') neemt = 14392 aan. M. Pirani") = 14400. 
Door deze willekeur ontstaan grooter onzekeilieden, dan noodig 
zijn bij de goede overeenstemming der nieuwste metingen. 
2. De bovenstaande beschouwing leidt ons van zelf tot een een- 
voudige methode om optische pyrometers, voorzien van kleurfilters, 
te ijken. Men bepaalt de verhouding v van de intensiteiten door het 
filter bij Pd en Au smeltpunt doorgelaten. De werkzame golflengte 
van het filter volgt dan uit : 
LM 1 2542 
log V log V 
Neemt men bijv. het roode filter van Schott en Gen. N“. F 4512 
ongeveer 5,8 mm. dik en bepaalt men de effectieve golflengte tusschen 
Au en Pd smeltpunt, dan kan men aan de rekeningen van Hyde 
de werkzame golflengte voor andere temperatuurgebieden ontleenen. 
Hiermede is een zeer eenvoudige ijkmethode verkregen. 
Recapituleerende : 
Bij een bepaalde waarde van het Pd smeltpunt behoort een be- 
paalde waarde van c^. 
Neemt men het Pd smeltpunt 1549° aan (Day- en SosMAN-schaal) 
dan moet men Cj = 14465 ± 5 nemen. Neemt men c^ — 14300 aan 
(P.T.R. schaal) dan volgt het Pd smeltpunt 1557°. 
Maart 1916. 
Natuurkundig Laboratorium der 
N. V> Philips- Gloeilampenfabrieken. 
b Phys. Rev. (7) 153, 1915. 
2) Verh. D. phys. Ges. (17) 226, 1915. 
