1745 
van koperen ringen met stangen verbonden is aan een metalen kap, 
welke met stelschroeven rust op een dikke koperen plaat; deze is 
evenals de slede aan de houten plank bevestigd. 
De kap is op dezelfde wijze geconstrueerd als bij de in het cryo- 
geen laboratorium voor analoge doeleinden gebruikte toestellen. Zij 
bestaat uit twee deelen : een kegelvormig deel uit nieuwzilverblad 
met een buisje voor het ingieten van het vloeibare gas en een buis 
voor het afvoeren van den damp (dit deel grijpt met een rand over 
dien van het vacuumglas heen, en sluit daaraan luchtdicht met een 
caoutchoucband), en een koperen cylindrisch deel, voorzien van twee 
zijbuizen, die door schijfjes dik spiegelglas zijn afgesloten; deze 
cylinder is bevestigd in een koperen ring, die de stelschroeven draagt, 
waar de kap op rust. De twee deelen der kap zijn van elkander 
gescheiden door een tusschenschot, met een cirkelvormige opening 
juist groot genoeg om het glazen buisje met het onderste koperen 
buisje door te laten; bovendien is onderaan den cylinder nog een 
koperen kegel gesoldeerd, eindigende in een buis, waarin de glazen 
buis gesoldeerd is. ') 
Van boven is de koperen cylinder afgesloten door een ringvormige 
schijf, waarop een lange glazen buis B^ is vastgekit (die schijf heeft een 
opstaanden rand, die juist op den cylinder past en met dezen lucht- 
dicht verbonden is, door middel van een caoutchoucband; zij wordt 
bovendien met schroeven op den cylinder gedrukt.) De top van de 
buis B^ is een weinig vernauwd en met behulp van een dunwandig 
caoutchoucbuisje van enkele cM. lengte luchtdicht verbonden met 
den knop K. ®) 
Het schijfje S hangt eenige mM. boven een ring R^, hangende 
aan drie staafjes, die geschroefd zijn in den deksel van de kap ; door 
de slede neer te schuiven, laat men S op R^ rusten, waardoor de 
Het gedeelte van den toestel boven het tusschenschot is daardoor vi’ijwel 
afgesloten van het gedeelte daarbeneden, waar de lage temperaturen heerschen ; 
het bovenste gedeelte, met den daarin opgesloten cylinder C, bleef dan ook vrijwel 
op kamertemperatuur, zooals bleek uit de aanwijzingen van een thermometertje^ 
gedompeld in water, dat gegoten was in het bakje gevormd door den deksel van 
de kap (zie fig.). 
2) De draad B is nagenoeg geheel in deze buis opgesloten en blijft dus ook 
vrijwel op kamertemperatuur. 
Deze luchtdichte verbinding belette niet den knop over een niet al te grooten 
hoek te draaien, ook niet den knop zijdelings te verschuiven of de slede op en 
neer te bewegen, ten minste over een kleinen afstand. Om te beletten dat, bij het 
luchtledig pompen van den toestel, het caoutchoucbuisje dichtgeknepen zou worden, 
was daarin een koperen spiraal veertje geschoven, dat voor de beweeglijkheid niet 
hinderlijk was. 
