1753 
stel ') had aan het oppervlak der vloeistof eenige verdamping plaats, 
waardoor het gehalte aan stikstof verminderde en het kookpunt 
in den loop van den dag een weinig steeg ; gedurende een proef 
was die verandering evenwel onmerkbaar. Een grooter bezwaar was, 
dat de convectiestroom, gepaard met deze verdamping, onregelmatig- 
heden in de schommelingen van den bol gaf; die stoornis kon echter 
tijdelijk worden vermeden, door vóór de proef de vloeistof even te 
roeren, wat geschiedde door met een hand[)ompje aan de afvoerbuis 
te zuigen, waardoor bellen opstegen uit een lievelbuisje dat tot onder- 
aan de vloeistof reikte.^) Daardoor ontstond evenwel een geringe tem- 
pei'atuLirverlaging (enkele honderdsten graad), die gedurende de proef 
werd hersteld, wat merkbaar was aan een kleine vermindering van 
het logarithmische decz’ement gedurende de proef. Als temperatuur, 
behoorende bij het gemiddelde decrement, werd genomen het gemid- 
delde der temperaturen vóór en na de proef afgelezen. 
Voor het meten der temperatuur werd gebruik gemaakt van een 
zuurslofdampspanningsthermometer. Een klein reservoir van 1 cM®. 
ongeveer inhoud, in den vorm van een 7 cM. lang buisje, bevond zich 
op de hoogte van den schommelenden bol, tusschen het bol vormige 
omhulsel en den wand van het vacuumglas (zie fig.), en was door 
tusschenkomst van een glazen capillair, een in de kap gesoldeerd 
nieuwzilverbnisje en een stalen capillair, verbonden met een mano- 
meter T, vrijwel gelijk aan diengene, die door Braak werd beschreven 
De thermometer was gevuld met zuiv ere zuurstof, waarvan de damp- 
spanning werd afgelezen (tot op Vs kwik) op een aan den 
manometer bevestigde schaal ; uit deze aflezing werd de teivipei-atuur 
berekend met behulp van de formule 
_ 369,83 
6,98460 — log p ’ 
waarvan door Holst V werd aangetoond, dat ze tusschen de kook- 
punten van zuurstof en stikstof de temperaturen op de absolute 
schaal volgens de temperatuurbepalingen van Kamerllngh Onnes en 
B Door het aanbrengen van schermen in dat glas hopen we in het vervolg deze 
straling zoo goed als geheel tegen te houden. 
2) Dat buisje (op de flg. voorgesteld) diende voor het ledigen van den toestel na 
de proef; gedurende de proef was het met een kleinen open manometer (Jfa, zie fig.) 
verbonden), die den eventueelen overdruk van den damp in den toestel boven lucht- 
druk aangaf. 
*) Meded. n®. 107a. De wijzigingen, die sedert dien tijd w'erden aangebracht, zullen 
bij een andere gelegenheid worden beschreven. 
h Meded. n'* *. 148a. 
IJ 3* 
