1215 
wanneer men zich met de inrichting der metingen naar de eischen 
van den toestel kon richten, gelijk bij de tot nog toe er mede uit- 
gevoerde onderzoekingen het geval was, hebben de verwachtingen 
overtroffen. Wel is het nog niet gelukt met den waterstofdampcryo- 
staat tot een zoo gemakkelijke en zekere temperatuurregeling te 
komen als’ het geval kon zijn wanneer er stoffen bestonden geschikt 
om tusschen 55° K. en 27° K. vloeistof'baden te leveren 1 ). Maar de 
afwijkingen bleven dikwijls -geruimen tijd beneden 0,01 graad ’) (zie 
uitvoeriger § 3). Men mag dus zeggen, dat de gaping in de reeks 
der te verkrijgen standvastige en gelijkmatige temperaturen, die nog 
bleef bestaan tusschen het gebied dat met vloeibare zuurstof en dat 
hetwelk met vloeibare waterstof gemakkelijk wordt beheerscht 8 ), 
nu ook bevredigend 4 ) is aangevuld. Voor proeven, bij welke men 
de verschijnselen in de proefruimte met het oog wil volgen, is de 
waterstofdampcryostaat bij de thans beschreven inrichting nog niet 
geschikt, daar de proefruimte geheel door koperen wanden is om- 
geven. Doch ik hoop door eene wijziging in den toestel ook dit 
bezwaar op te heffen. 
Naar dezelfde beginselen als de waterstofdampcryostaat zal, nu 
de doeltreffendheid van dezen gebleken is, een heliumdampcryostaat 
gebouwd worden teneinde ook de gaping aan te vullen, die nu 
nog overblijft in de reeks der lage temperaturen, voor welke men 
over hulpmiddelen beschikt om de voor metingen noodige stand- 
!) Er wordt hier afgezien van de mogelijkheid om voor sommige proeven neon 
onder overdruk te gebruiken, wat waarschijnlijk voor 27° K. tot 34° K. .praktisch 
uitvoerbaar is. (Zie Meded. 147c § 1). 
Men vergelijke de bepalingen van de dampspanning langs de heterogene 
isothermen voor verschillende waarden van T bij het onderzoek naar de kritische 
gegevens van waterstof. (Meded. n°. 151c). 
3 ) Behalve yoor het gebied van 27° K. — 55° K. is de waterstofdampcryostaat 
ook voor lagere temperaturen dan 27° K. geschikt, zoo kan hij bij vele proeven 
den neoncryostaat voor het gebied van 25° K. — 27° K. vervangen, wal van belang 
kan zijn omdat de afmetingen van de proefruimte bij den neoncryostaat, wegens 
de moeilijkheid om over g'roote hoeveelheden van dit gas te beschikken allicht 
kleiner dan die bij den waterstofdampcryostaat moeten genomen worden. 
[Zit.Versl. 28 Juli 1915 p. 385 r. 17 v. o. leze men achter „de meeste proeven” : 
bij temperaturen tusschen 25° K. en 27° K.] Misschien kan men met den waterstof- 
dampcryostaat wel bijna tot het kookpunt van waterstof afdalen, en dus het gebied 
bestrijken, waar, als l.c. opgemerkt, anders wellicht van een bad van onder over- 
druk verdampende vloeibare waterstof gebruik zou zijn te maken. 
4 ) In sterke mate wordt aan de deugdelijke werking van den dampcryostaat 
afbreuk gedaan wanneer men er proeven in verricht bij welke warmtewerkingen 
binnen de proefruimte ontstaan. (Zie verder § 8). 
79 * 
