1218 
elkander door papier geïsoleerd en de bovenste evenzoo van den 
bodem van de proefruimte ; in elk van de doozen is een verticaal 
spiraalvormig rondloopend schotje aangebracht Ea 20 , Ea so , waardoor 
deze tot een spiraal vormig gewonden buis van rechthoekige door- 
snede wordt gemaakt. In de spiraalbuis van de stookdoos bevindt 
zich een met zijde geïsoleerde (om een platten spiraalvormigen 
band gewonden) stookdraad (een constanfaandraad van 100 12 
in tig. 6 schematisch met Ea iX aangegeven). Nadat de water- 
stofdamp de stookhuis doorloopen heeft, stroomt de nu op de 
gewenschte temperatuur gebrachte oververhitte damp in de- instel- 
en regelruimte Ea t waar het gas wederom den spiraalweg volgt 
die door het schotje Ea t0 gewezen wordt Het strijkt daarbij 
langs een door zijde geïsoleerden (evenals Ea 2X ingerichten) tindraad, 
waarvan de weerstand met een technische W HEATSTONB-brug (tot op 
0,001) gemeten wordt. Volgens de aanwijzing van den weerstand 
van dezen draad wórdt de temperatuur bij benadering ingesteld. In 
de instelruimte bevindt' zich ook het reservoir van den regel thermo- 
meter 0,, (zie tig. 3) waarover wij later zullen handelen. 
Het gas volgt na de instel- en regelruimte in den bodem der 
proefruimte doorloopen te hebben (zie fig. 3, 4, 5) de koperen 
uitwisselingsbuis Eb, bestaande uit acht afwisselende op- (Eb x ) en 
neergaande (Eb s ), door horizontale kamertjes (Eb 2 ) gekoppelde stukken, 
die met den door den zijwand Eb 0 en den bodem van de proefruimte 
gevorniden beker van groot geleidingsvermogen en betrekkelijk 
groote waterwaarde (de beker weegt met deksel 1.2 Kg.), innig 
vereenigd zijn 1 ), om eindelijk beneden in de proefruimte even boven 
den bodem bij Eb tl uit te slroomen en door kleine openingen z ) in 
het koperen deksel Ec (tig. 1), dat de proefruimte van boven afsluit, 
zich een weg te banen naar de beschermende ruimte, die zich in 
het cryostaatglas boven de proefruimte bevindt. 
De koperen buis Eb met deksel Ec, die de proefruimte omsluit 
') De op en neergaande buizen zijn op den zijwand van de proefruimte vasl- 
gesoldeenl. De zijwand sluit zich in vorm zooveel mogelyk bij de stukken buis 
aan; verder is door een dikke tin-aanvulling de geleiding tusschen de buizen en 
den zijwand nog bevorderd. 
3 ) De deksel van de proefruimte sluit deze van boven zooveel mogelijk, doch 
niet luchtdicht af. De zijwand Eb,, t,zie fig. 1) is van boven voorzien met een daaraan 
gesoldeerden horizontalen ringvormigen rand Ec\ Op dezen koperen rand worden 2mm 
dikke in den rand passende koperen dekplaatjes Ec 2 geschroefd van zoodanige 
omtrekken, dat zij de proefruimte wanneer de meettoestellen zich op hunne plaats 
bevinden, zooveel mogelijk toedekken en het dekselvlak aanvullen totdat nog slechts 
enkele kieren en kleine openingen overblijven, door welke gas oni wijken kan terwijl 
toch de meettoestellen in de proefruimte tegen straling beveiligd zijn. 
