1219 
neemt met de onder aan den bodem bevestigde doos de benedenruimte 
van het cryostaalglas in (zie lig. 1) en hangt, vrij van den binnen- 
wand daarvan met de vacuumbuis C\ en de glazen stang Ed aan 
de kap By, die het cryostaatglas B 0 op de in het laboratorium 
gebruikelijke wijze (zie vorige Mededeelingen van deze serie) lucht- 
dicht sluit. Toevoer van warmte door geleiding naar de wanden 
der proefruimte is dus zoo goed als uitgesloten *). 
De kap van het cryostaatglas By (zie fig. 1) laat, luchtdicht slui- 
tend, behalve de meettoestellen de noodige geleiddraden en den 
toevoerbuis van den oververhitten waterstofdamp C x een tweede did)bel 
omgebogen hevelvormige verzilverde vacuumbuis d 1 d t d t door, langs 
welke de waterstof naar den verdamper terugstroomt. Hier door- 
loopt zij den negenerator V r die dient om de waterstof van gewone 
temperatuur, met welke de verdamper gevoed wordt, voor te koelen * 2 * 4 5 * * ); 
zij vindt eindelijk (zie fig. 6) langs e en een kraan K x haren weg 
naar den gashouder, waaruit men haar weder in hoogdruk voorraad - 
cylinders overpompt 8 ). 
De gelijkmatigheid van de temperatuur in de proefruimte wordt 
gecontroleerd door twee weerstandsthermometertjes en 6 a (fig. 1), 
platinadraden, los aansluitend gewonden op porceleinen cilindertjes 
met ingesneden schroefdraad en voorzien van 2 paren toeleidings- 
draden 4 ). De assen er van liggen horizontaal (zie fig. 4) 5 ). 
De regeling van de temperatuur op een standvastig bedrag ge- 
schiedt door een waterstofthermometer, waarvan het nieuwzil veren 
reservoir 0, (5,2 cm 8 , inhoud) (zie fig. 3) in de regel- en instelruimte 
is aangebracht. De gewenschte hoeveeelheid gas bevindt zich bij 
9 Om de straling van de kap naar het deksel der proefruimte tegen te gaan, 
kunnen in de beschermingsruimte nog schermen Ef worden aangebracht, die door 
het uit de proefruimte tredende gas afgekoeld worden. (In fig. 1 gestippeld). 
2 ) De afmetingen laten slechts regeneratie in geringe mate toe daar de buis b 2 
met het oog op het regelen van den toevoer niet eng mag zijn. 
*) In deze buis monden, bij het in werking zijn van den cryostaat door klem- 
kranen Z 1( l 2 afgesloten, ook uit : een afvoerbuis f van den verdamper met veilig- 
heidsbuis, en een verbmdingsbuis van den verdamper met den gashouder buiten 
den snelheidsmeter (zie § B) om. Beide dienen bij het vullen van den verdamper. 
4 ) Er was nog geen gelegenheid de thermometertjes te verwisselen en daardoor 
een afdoend oordeel over de gelijkmatigheid van de temperatuur te verkrijgen. 
Doordat bij een van beide een kleine nulpuntsverandering plaats had, kan ook de 
mededeeling, dat de gelijkmatigheid tot op 0,01 graad verkregen is nog slechts 
als eene voorloopige, op schatting berustende, beschouwd worden. 
5 ) Op de teekenin^en ziet men in de proefruimte verder een dampspannings- 
toestel, een heliumthermometer en een te onderzoeken weerstandsthermometer 
afgebeeld (zij hebben betrekking op metingen over welke volgende mededeelingen 
zullen handelen). 
