1221 
gewone temperatuur voor het grootste deel in de wijde buis aan hei 
manometerdeel 0 m g (tig. 6) van den thermometer en wordt als het 
thermometerreservoir op lage temperatuur is gekomen, in het laatste 
door opdrijven van het kwik in het manometerdeel overgebracht. 
De open buis 0, no van den manometer is te dien einde met het 
door den thermometer gesloten deel door een eaoutchoncbuis van 
voldoende lengte' verbonden. Men .gaat met het opdrijven van het 
kwik zoover dat dit in de glazen thermometercapillair een glazen 
drijvertje iï (zie tig. 6 en fig. 7) voorzien van een klein .platina- 
tafeltje en een door het drijvertje heengaanden platinacontactdraad, 
opheft en dit in de onmiddellijke nabijheid van een in de capillair 
ingesmolten platinastift brengt. 1 ) Met behulp van een micrometer- 
schroef p kan de fijne instelling verwezenlijkt worden. Daalt nu de 
temperatuur in de instelruimte van den cryostaat, welke tempera- 
tuur wij gelijk aan die van de proefruimte mogen rekenen, dan 
maakt het drijvertje contact met de platinastift 2 ) en schakelt daar- 
door parallel aan de hoofdketen een nevensluiting in (zie fig. 6), 
waardoor eene temperatuurstijging wordt ingeleid en de automa- 
tische regeling van de temperatuur een aanvang neemt. 
§ 3. Opmerkingen over hul pto es tellen, bediening en werking van 
den ergo staat. 
De verdamper en het cryostaatglas worden elk gedompeld in een 
vacuumglas met vloeibare lucht; het vacuumglas, dat het cryostaat- 
glas omhult B u (fig. 6) is, om de straling naar de proefruimte zoo 
gering mogelijk te maken geheel verzilverd ; bij het verzilveren van 
het vacuumglas, waarin de verdamper wordt gedompeld, V u , is een 
strook volgens de beschrijvende lijn van den cylinder doorzichtig 
gelaten, waardoor men de verdamping van de vloeibare waterstof volgt. 
Om den cryostaat in gebruik te stellen wordt hij ter besparing 
van vloeibare waterstof eerst koud geblazen door waterstof van 
gewone temperatuur uit een voorraadejdinder 3 ) door een in vloeibare 
lucht gedompelde koelslang in den verdamper te doen stroomen. 
Wijst de tindraadthermometer in de instel- en regelruimte aan, 
b Deze instelling komt overeen met een nulpuntsdruk van ongeveer 8 .atmos- 
feren, de thermometer als een van constant volume opgevat. 
~) De contactmaker werkt het best, wanneer het tafeltje geamalgameerd en met 
een weinig kwik bedekt is. 
(Bij falen van het contact is ook wel de nevenketen met de hand gesloten naar 
aanwijzing van de plaats van dit drijvertje). 
3 ) Het behoeft wel geen vermelding, dat steeds gebruik gemaakt wordt van 
zuivere waterstof (gedistilleerd of gezuiverd, zie Med. n u . 94 l.c. en n°. 109& Zitt. 
Versl. Maart 190y). 
