J 222 
dat de temperatuur daarin tot ongeveer — 100° C. gedaald is, dan 
wordt vloeibare waterstof in den verdamper gebracht en vervolgens 
de toevoer van waterstof van gewone temperatuur in werking 
gesteld. 
De stroomsnelheid van de door de proefruimte stroomende water- 
stof wordt geregeld naar de aanwijzing van een op den weg naai- 
de gashouders aangebrachten snelheidsmeter, een horizontaal plaatje 
.7, zwevende op den verticalen gasstroom in een zeer flauw kegel- 
vormige buis .t 2 (lang 15 cM., boven diameter 1,62 cM. beneden 
diameter 1,50 cM.) en waarvan de opheffing op een langs het glazen 
verlengde van de meetbuis aangebrachte schaal .t 4 met behulp van 
het eveneens horizontale, als index dienende geleidringetje Jt 3 afge- 
lezen wordt. 
De stroom van waterstof' van gewone temperatuur, die uit hoogdruk- 
voorraadcylinders H t H „ door een reduceerklep geleverd wórdt, 
smoort men op de in fig. 6 aangegeven wijze door de kranen en K } 
zoodanig, dat een geregelde stroom van (naar den gashouder ont- 
wijkende) gasbelletjes door een kwikzuil v van te regelen hoogte 
heen borrelt. Men laat door de proefruimte (zoo bijv. bij de 
metingen over welke de volgende mededeelingen N°. 1516 en 151c 
handelen) ongeveer 60 cm I) * 3 , normaal gemeten gas per secunde stroomen, 
slechts 7r hiervan komt daarbij op rekening van den toevoer van 
waterstof van de gewone temperatuur door b 1 ; het overige wordt 
door de verdamping der vloeibare waterstof geleverd. 
Wanneer de instel-thermometer (weerstand van den tindraad)aan wijst, 
dat de temperatuur tot iets beneden het gewenschte bedrag gedaald is, 
bekrachtigt men den stookdraad *). Naar de aflezing van de beide 
controle thermometers in de proefruimte wijzigt men dan den instel- 
druk van den automatisehen regel-thermometer totdat de gewenschte 
temperatuur in de proefruimte bereikt is. 0.1 millimeter stijging van 
het drijverlje komt overeen met ongeveer 0.003 graad. Met behulp 
van de micrometerschroef [i beschikt men dus over eene groote 
gevoeligheid van instelling van de temperatuur. 
Dat eene hooge mate van gelijkmatigheid en standvastigheid van 
de temperatuur van de meettoestellen in de proefruimte bij de beschre- 
ven inrichting en wijze van werken verkregen werd, mag het gevolg 
daarvan geacht worden dat: a) de toevoer van warmte door straling- 
en geleiding naar de koperen omhulling van de proefruimte tot een 
I) Bij insle'ling op 29°.5 K. was de verwarmingsstroom wanneer het drijvertje 
geen contact maakte 0.06 amp. en als liet wel contact maaktè 0.14 amp. Bij 
instelling op 55° K waren deze stroomsterkten 0.114 amp. en 0.264 amp. 
