1400 
Voor praktische doeleinden komt tot dusverre alleen de methode 
van Dimmer in aanmerking, die echter een uiterst omvangrijk, 
saamgesteld, kostbaar instrumentarium vereischt en die, voor zoover 
mij bekend is, bijna niet buiten diens eigen kliniek gebruikt wordt. 
De methoden die voor het verkrijgen van een reflexloos beeld van 
den achtergrond gebruikt worden, zijn eindelijk nog door Gullstrand 
kritisch besproken en door hem zijn de algemeene voorwaarden ter 
verkrijging van een reflexvrij beeld van den- achtergrond scherp 
omlijnd. De resultaten van zijn onderzoek hebben ten slotte gevoerd 
tot de constructie van den demonstratie-ophthalmoscoop van Gull- 
strand-Zeiss waarmede wel niet gephotografeerd kan worden, doch 
waarmede men beter dan met eenig ander instrument den oog- 
ach tergrond kan onderzoeken. 
Het scheen mij toe dat dit instrument geschikt gemaakt kon 
worden voor photographie van den fundus. Daartoe moest het echter 
minstens 10 tot 20 maal lichtsterker gemaakt worden. Het bleek 
mij bij een onderzoek ter voorloopige oriënteering dat dit mogelijk 
moest zijn. Ik heb ten slotte een instrument laten bouwen en ben 
ook onmiddellijk geslaagd daarmede photographieën te verkrijgen. 
De veranderingen die hierdoor aangebracht moesten worden be- 
stonden daarin, dat vooreerst gezorgd werd, dat van het licht van 
de lichtbron een grooter deel in het oog indrong dan bij het 
instrument van Zeiss geschiedt, en ten tweede door de lichtbron 
— een Nernstlamp — te vervangen door een van grootere 
intrinsieke lichtsterkte. 
Bij den grooten demonstratie-ophthalmoscoop wordt het beeld van 
het Nernstlamp-filament op een spleet en vervolgens met een tweede 
condensorsysteem in de pupil van het oog geprojecteerd. In den 
weg van de lichtstralen is voorbij den tweeden condensor een 
glasplaat onder een hoek van 45° geplaatst, die door spiegeling het 
beeld in de pupil werpt. Het afbeeldingssysteem kijkt door die 
glasplaat. Bij deze inrichting wordt niet meer dan 8.5 °/ 0 van het 
beschikbare licht in het oog geworpen, terwijl van het door het 
netvlies teruggekaatste licht slechts 91.5 % in het af beeldingssysteem 
indringt. Ik heb vooreerst den lichtinval vergroot tot op 65° waar- 
door 21 °/o licht in het oog viel en 79 °/ 0 teruggekaatst werd. Hier- 
mede werd de lichtsterkte iets meer dan verdubbeld. 
De Nernstlamp bezit een intrinsieke lichtsterkte die bij meeting 
ongeveer 3.1 H.K. per mm 2 bleek te bedragen. Door het gebruik 
van een halfwattlampje van bijzondere constructie verkreeg ik een 
lichtbron die bij eenige overbelasting ongeveer 27 tot 29 H.K. ^er 
mm 2 uitstraalde. Nadat nu de toestel van een passende camera was 
